38 *75°* J anu 3r. Febr. Mart. 



Jag har förgätit at nämna , det den rörliga 

 Tuben, fedan han blifvit riktadt på något vifst ob- 

 je£t, kan ej allenaft .låfas faft vid Limben igenom 

 en ftåll-fkruf <P, hvars moder genom en annan li- 

 ten (kruf fxftklåmmes med Limben, och hvars ne- 

 dre ande går genom en arm, fom f åftes vid andan 

 af rörliga fkifvan GG y utan ock medelft famma 

 fkruf pa en hårs<-mon höjas eller fånkas. 



Grunden til alla forenåmdc verificationer kun- 

 de låtteligen vifas , om jag ej holle det for onö- 

 digt, få* vida hvar och en, fom antingen {kal bruka 

 eller gora et fådant Inftrument, ju altid lårer haf- 

 va tilrackelig infigt uti Optique och Geometrie, 

 til at Ijelf finna fig deruti. 



Om grad-delningen på Limben år gjord med 

 vederbörlig noghet , kan man ock förf oka, om 

 man forer den rörliga Ikifvan G G rundt omkring 

 Limben, då ej allenaft indices på bagge andarna 

 bora vara 180 grader eller en half cirkel ifrån hvar- 

 andra, utan ock noniernas delar alleftådes fvara 

 emot lika många minuter på grad-bågen. 



Således kan man bruka detta Inftrument icke 

 allenaft at obfcrvera jordifka objeéters verticala 

 hogder, utan ock altitudines correfpondentes och 

 Polhogderpå minuten, allenaft man efter föregång- 

 na noggranna verificationer altid gifver akt pa 

 bagge vattupalTens bublor, hvaraf den ena på af- 

 vågnings Tuben bor vila, at Inftrumentets radius, 

 fom går igenom noll-punéten, år horizontal, och 

 den andra, at Limbens plan år vcrtical, görandes 

 den fednare famma nytta fom håret med den på- 



hån- 



