jul, Äuguft, Septemt). 163 



kan på Barometern, at den aldeles icke bor for- 

 aktas, och at den vid Meteorologifka obfervaiio- 

 ner brukeliga accurateffen år aldeles fåfäng, få 

 långe denne omftåndigheten ej tages i akt j wmt 

 at man hår igenom vid Bergs och Grufvors ma- 

 tande i anfeende til diupet ochhögden, kan be- 

 gå fel iom ftiga til 100 alnar och vå! mera: hvil- 

 ket har föranlåtit mig at til KongL Academienin- 

 gifva, och dels omdöme underkafk följande tan- 

 kar; fbin gå dcrpå ut, at förft vifa huru ftort fel 

 af förberorde oriak kan hårflyta, och fedan frara^ 

 gifva et fått at corrigera de ofeferverade högder- 

 na på Barometern, at man deraf må kunna anftål- 

 la en helt noga jåmförclfe emellan luftens ätfkilli- 

 ga tryckningar på qvickfiifret* 



Hår til år nödigt at veta qviekfilfrets utvid- 

 gande i proportion til hela deis malTa emellan 

 tvånne fåkra grader pä Thermometern 5 hvilket 

 ätflcilliga hafva fökt at utröna. 



Herr Amontons har föriökt, at qvickfilfret, 

 ifrån ftörila kiölden om vinteren til ftörfta var- 

 nian om iommarcn i Frankrike , utvidgar % til 

 tt* af hela den rymden det intager i kiölden, och 

 förorfäkar på Barometern en åndring af Fran- 

 fyfk Jkjisa. Men förutan det at gråntförna inom 

 hvilka han deter minera t expanfionen åro mycket 

 ofåkra, få at de ej kunna vål jåmföras med gra- 

 derna på andra Thermometrer ; få år icke eller 

 hans method at utröna denna faken nog tilförlå- 

 telig; efter den kommit an på et jåmtiokt rör af 

 m tots längd- inemot, iom icke år iå lått at få och 



