tifåf* Jan/ Febr- Mart. 



ir efter uträkning 38 gr. 33 m. tof. Den fam- 

 tna är ock i Lund oblerverad 20 f. Herre* 



Til utrönande af figurens ftållning, i anfeende 

 til Lunds Meridian, har jag nyttjat tvånne me- 

 thoder, då jag dels obferveradt Solen uti Lunds 

 vertical, fom gar igenom Malmö eller Romle- 

 klint 5 dels ock utrönt Solens afiiånd ifrån i am- 

 ma vertical genom Malmö* dä hon varit i ned- 

 gången. Til de förra obfervationerna^ har jag, 

 i brifb af Paffage-inftrument, betjent mig af 

 det förut omrörde Grad- inftrumentet , då Afvag- 

 nings- tuben ftäldes på Signalen och den rörliga 

 få jämkades, at Solen vid genomgående af den 

 yefticalen, i hvilken hon borde obferveras, paf- 

 ferade tuben. Men fom vid defle obfervationer 

 var nödigt, at på det aldranogafte hafva Inftm- 

 mentets plan uti vertical ftålining , få at då den 

 rårliga tuben vreds omkring., defs axis då be- 

 fkref en vertical plan och tillika parallel med 

 Limbus :\ och jag til at verificera Inftrumentets 

 verticala ftållning betjente mig af et fått , fom 

 tilforene uti ijfö års Handlingar ej år befkrif- 

 vit, få torde jag har kårteligen få anföra det 

 famma. 



Jag f5kte på en hog pelare på Domkyrkan 

 i Lund en hogd AB (Fig. 14), til hvilkens 

 grund jag kunde komma, och flytte Inftrumen- 

 tet fä nåra dårintil, at fpitfen A fyntes under en 

 vinkel af mer ån 6f grade*\ SedwHårkorffet i den 

 rörliga tuben var itåldt på A , och båda Vatten- 

 paflens bublor imellan fina marken, utmärktes 

 med krita på muren pun£ten C, fom fvarade 

 emot Hårkorflet i Afvågnings-tuben. Vidare 

 ftåjdes den rörliga tuben helt varfamt på noll- 



pun- 



