64 *76$* Jan- Febr. Mait. 



pun&en, och fedan det fkedt, efeeffågi, ät Vat- 

 tenpaffen ftodo riktigt, och tillika Afvågnings- 

 tubens Härkorfs på fin punct C. Uti detta In- 

 ftrumentets Hållning- utmärktes en punft B på 

 muren , fom fvaradc emot den rörliga tubens 

 Härkorfs. Harpa vandes hela Inftrumentet om 

 på fin verticala axel, få at Limbus, fom förr ve- 

 tat åt vånfter, nu kom åt höger, och bada tu- 

 banta omkaftades. Når nu vattenpaflen fått 

 fin tilborliga ftållning, och rörliga tubens Här- 

 korfs ftod på A , utmärktes punften D, fom nu 

 fvarade emot Härkorflet i Afvågnings -tuben* 

 Omfider ftåldes den rörliga tuben på noll-pun- 

 £ten, och dä alt det ofriga var i (amma ftånd 

 fom förut, borde rörliga tubens Hårkorfs jnft 

 fvara emot punéfcen B, om Inftrumentets plan 

 nu ftod verticalt. Men om nu, rörliga tubens 

 Hårkorfs fvarade emot någon annan pun£t E$ 

 utmärktes en punét midt imellan B och E?pa 

 hvilken den rörliga tubens Hårkorfs ftåldes 5 

 och fedan utmärktes pun&eit F, fom dä fvara- 

 de emot Afvågnings- tubens Hårkorfs; Til flut 

 fHldes Afvågnings -tubens Hårkorfs på F och 

 den rörliga tubens på A, då endaft det ftora 

 Vattenpaflets bubla kunde ftå imelkn fina mar- 

 ken. I denna ftållningen af Inftrumeirt tet, jäm- 

 kades lilla Vattenpaflets bubla imellan fina mar- 

 ken, hvarmed verificationcn var fullbordad. Til 

 yttermera fåkerhet repeterades operationen ånnu 

 en gång med Inftrumentets omvridning och tu- 

 bernas omkaftning, då ingen ändring på lilla 

 Vattenpaflets ftållning bekofdes : hvaraf jag blef 

 forfåkrad , at Inftrumentets plan^ eller den plan 

 fom rörliga tubens axel vid omvridning befkref, 



var 



