iy6^. Apr/ Maj. Jun. 85^ 



17) . Är röret ifprångt med Sand-knotter eU 

 ler Blåfor, kan dec ej (kåda, om allena ft få myc- 

 ket at röret år jåmt och rent ^ fom fvarar emot 

 fcalan; vål forftaendes , om det inne uti år fritt 

 för fmuts. Är det ej få, blifver det fvårt at ren- 

 fa det fammas ty kriotter och bulor vålla ^ at 

 bomullen blifver faftfittandes inne i röret. 



18) . Äfvenfom hvar och en af de nu for tiden ' 

 brukeliga Thermometrar,fordrar fin fårfkilda gra- 

 dering, få måftc ock hvart och et Barometer -ror 

 hatva fin dofa af färlkild ftorlek: hon tnäile 

 nödvändigt beftållas efter ritning ofver fin profiL 

 Svartvaren bor ock föreläggas, at ingalundri fmor- 

 ja dofans fogningar med tvål, mindre med talgj 

 ty af bagge orenas Qyick- filtret. Defans ihå- 

 lighet bor hafva få ftor diameter, at Qyick filf- 

 rct, fom dåruti ftår, ej må mårkeligen höjas 

 til fin fuperficies då Barömetren faller, eller 

 blifva lågre, då han ftigcrj tj i förra händcl- 

 fen {kulle Barömetren falla några fcrupler min- 

 dre djupt , ån han borde , och i den fcnare {kul- 

 le han ftiga åfven få många fcrupler for litet* 



ip). Hålet i dofan, dåruti röret (kal fafi:- 

 kittas, bor vara accurat båradt, hålft af Svarf- 

 varen fjelf, då dofan fittcr uti Spinnclen, pa 

 det at hånnes cavitct må blifva ftåld vinkel- 

 rått på röret. Hålet bor ej vara få trångt, at 

 röret går trögt in, ej eller lå vidt, at rorct 

 dåruti mycket vacklar. I fenare håndelfen lofs- 

 nar kittct med tiden* Dofan far ej vara ofverft 

 full at Qyick- filfverj t:y då kan Barömetren 

 ej falla, når han bor. Men däremot bor det 

 torna rumct, fom fkal taga emot det af röret 

 F f ned- 



