iT^^f Apr. Maj. Jun. pi 



pel for liict vid fitt hogfta ftånd , och tninfkar 

 fitt djupaltc fallande til åfvcn fä mycket» Den 

 foiti ej vil tala hos fin Barometer denna lilla 

 roifsvisning, kan undvika den famma , om han 

 låter gora dofans diameter 15 eller 14 gånger 

 ftorre, än rörets lumen. 



21). Sedan frågas, huru långt ned i dofan 

 hälen for tapparna KL Tab. V. Fig. I. fkola 

 baras? Vid en ftark Barotoetrens (kakning fä- 

 fora dä man fSrfoker, om han phosphorcfce- 

 rar) fjunker Qyick-filfret ätminftonc i aln 

 ned i röret under Scalans medium. Är då ej 

 rum i dofan for få mycket nedrufande Qyick- 

 filfver^ fä pråffas det in i dofans porer och til- 

 lika ut genom någon opning pä dofan och for- 

 fpilles. Til iorebyggande af fådant, bor jag 

 genom följande uträkning finna, huru mycket 

 af dofans hogd (kal lämnas tomt : 



1:0 2pTum: 4804 aff:: fTum: 828T^ff* 

 2:do 74o6aff: 38fcr*:: g^gTaff: 4iJcrup/ 

 Af regien u fer man, at et qvartcrs längd 

 at röret innehåller 818^ afT Qyick-filfver, och 

 at N. z. at äfven fä mycket Qyick-filfv^cT in- 

 ^^g^r 4i fcrup. hogd i dofan. Således kunde 

 jag Xåtta centrum for tapparna KL, 4i fcrupel 

 allenaft nedan om taket af dofans ihålighet MN. 

 Men i fruktan , at någon ftarkare fkakning 

 (kulle kora ännu mera Qyick- fiUver frän rö- 

 ret ned i dofan, och pä det, at där ficulle blif- 

 va rurn for luften, at packa fig, i den hån- 

 delfen, at intet luft -häl baras pä dofan (fe 

 Fjg. L NB.) fä lämnade jag näftan dubbelt, 

 nämligen 8 fcruplers rum. 



