ly^é^. Afr. Maj Jun. 9/ 



ma ut och in^ tyckes vara fkäl > men af fortaren- 

 hcten kan jag dock ånnu hvarken bejaka eller 

 neka dcfs nödvändighet» Om et fadant luft- hål 

 baras 5 mälte man därtii gora en liten tapp, fomi 

 med en trad tjudras omkring röret, at han må 

 vara tilhands> och biifva infart,^ når man vil van?- 

 da om Barometren^ ty annars kan man fpilla 

 mycket Qyick - filfven 



ipN Har man nu et änftåndigt fbteral fårdigtjr 

 tå fåtter man Barometren dåruci, och hänger ho- 

 ilom på eti råt-vinkli^ hake, fom blifvit fkruf- 

 vad faft i vaggen pa et beqvåmt jfltållc- Et 

 ftångtrum, fom icke eldas, år dårtil tjånligaftj 

 och om Sommaren år det rummet båft, fom har 

 fina fonder åt Norr; ty fom förändring frän ftor- 

 re til mindre vårme eller kold dårftådes ej kan 

 fke häftigt, få fruktar jag ej, at biifva bedragen 

 af Baromecrens mifsvisning^ fom uti et eld-rum, 

 öch uti fria luften år oundvikeiig. Men han bor 

 hänga få lågt, at medium af tafian fvarar juli e- 

 Aiot ögonen, på det man må fe noga, om han 

 ftigit eller fallit, eller om han år ftigande eller 

 fallande* Den, fom forer Joiirnal ofvér väderle- 

 ken, och är få curieus, at han vil reducera Ba-* 

 romcter-hogdcrna, måfte hafva en Thermomé- 

 ter hängande brede vid Barometren, 



30). Barometrens tafla delas verticalilcr i 

 trenne delar: på den medlerfta är fcalan afmått 

 efter Svenlka decimal-mått; det år f tum alle- 

 lialt pä qvarterei; ,och lo lineer på tummen^ hvar 

 linea delas efter ognemåttet uti io fcrupler- Kår 

 fcalan faftkliftras, paffas :2f:tc tummen accurat 

 mot det på röret fatta märket (§. ty). De 2:ne 



Q yt- 



