MYOGRAPHE DYNAMOMÉTRIQUE 
Par N. GRÉHANT. 
{Travail fail au Laboratoire de physiolofjic (/cncrale de M. le professeur Rourjnt.) 
Le myographe à ressort de M. le professeur Marey qui est 
employé par les physiologistes donne de beaux graphiques qui 
indiquent exactement les diverses phases de la contraction muscu- 
laire. 
Je me suis proposé de mesurer l'effort exercé par un muscle ou 
par un groupe démuselés chez l'homme et chez les animaux et je 
n'ai eu, pour faire construire un nouvel instrument de mesure, 
qu'à imiter le myographe ingénieux et pratique de M. Marey en 
donnant au ressort des dimensions beaucoup plus grandes. 
Mon appareil représenté par la figure 1 est formé d'une lame 
d'acier longue de 400 millimètres, large de 18 millimètres, ayant 
une épaisseur de 2 millimètres ; pour fixer invariablement ce res- 
sort à Tune de ses extrémités, l'habile constructeur, M. Ducretet, a 
disposé sur une petite table de fonte présentant une fente et deux 
glissières un curseur de laiton maintenu cà l'aide d'une vis et d'un 
écrou placés au-dessous du support; le curseur reçoit l'extrémité du 
ressort qui est fixé par une plaque de cuivre et par deux vis munies 
de contre-écrous. 
Sur le ressort dont le plan est vertical on introduit une coulisse 
serrée par une vis qui porte un anneau auquel on attache une corde 
sur laquelle doit agir l'effort exercé. 
L'extrémité libre du ressort porte une autre coulisse et un levier 
convenablement contourné et muni d'une vis de réglage qui permet 
d'adapter exactement un levier et une plume pleine d'encre sur le 
cylindre enregistreur de M. Marey, couvert d'une feuille de papier 
sur laquelle on peut tracer d'abord une ligne des abscisses. 
JOURN. DE l'aNAT. ET DE LA PIIYSIOL. — T. XXVI (SEPT.-OCT. 180O). 20 
