ANALYSE DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 107 
cure ; de là une occasion de porti^s à peu près inévitables, qui oblige à ne 
prendre qu'une fraction du mélange gazeux, à en faire l'analyse totale et à 
établir par le calcul la proportion des divers éléments. Ainsi faite, l'opéra- 
tion est très-rigoureuse, mais longue et difficile; elle nécessite une grande 
cuve à mercure, de nombreux appareils et de très-nombreuses lectures. 
II. Dans raj)pareil que nous allons décrir.^ nous nous sommes efforcés de 
faire disparaître à la fois tous les inconvénients ci-dessus et d'elfectuer toutes 
les opérations avec une seule et même cloclie graduée. Nous avons réussi à 
lire successivement dans cette cloche, la quantité préalable d'oxyde de car- 
bone employée, la quantité de sang introduite, })uis à faire passer les réactifs 
sans les mettre jamais en contact avec le sang. 
III. Notre appareil se compose d'une cloche graduée ayant la forme d'un 
tube en U renversé. La capacité totale est d'environ 40 ceniimètres cubes dont 
20 centimètres cubes de chaque côté, divisés en 100 parties. Une brancbe est 
destinée à recevoir le sang, l'autre les réactifs. Dans notre premier modèle 
de cloche, la capacité de la partie recourbée (A) est déterminée une fois 
pour toutes, puis au delà d'un liquide de repère, chaijue branche porte ses divi- 
sions. Dans les cloches de notre nouveau modèle, le zéro est au sommet de 
la courbe et les divisions ne commencent qu'à partir de 1 0 centimètres cilbes. 
IV. Nous opérons comme il suit : 
La cloche pleine de mercure, nous y faisons passer assez d'oxyde de car- 
bone pour que 1 0 ou H centimètres cubes de graduation soient remplis de 
chaque côté. Cette hauteur est indispensable pour pouvoir introduire le sang 
sans craindre de le voir déborder d'une branche dans l'autre. Les niveaux sont 
les mêmes des deux côtés. Environ 1 5 centimètres cubes de sang étant retifés 
du vaisseau, dans une seringue qui n'a pas besoin d'être graduée, nous les 
introduisons avec les précautions d'usage dans une des branches. La quan- 
tité de sang est évaluée alors très-exactement par une simple lecture. Cette 
entrée du sang détermine un abaissement du niveau du mercure des deux 
côtés ; mais cet abaissement est plus fort évidemment dans la branche qui 
contient le sang. A ce moment, nous maintenons l'appareil entier à une 
douce température, dans les conditions indiquées par M. Cl. Bernard, et nous 
lui imprimons un ballottement modéré pendant sept à huit minutes. Nous 
avons reconnu, en ellet^ que l'agitation vive est au moins inulile ; elle occa- 
sionne souvent la formation d'une mousse épaisse et salit la cloche. Mieux 
vaut un ballottement léger, qui empêche parfaitement la coagulation, et par 
lequel (l'expérience nous l'a appris) l'échange des gaz est tout ce qu'il doit 
être après sept à huit minutes d'agitation et une demi-heure de repos dans 
l'étuve à 25 ou 30 degrés. 
La différence des deux niveaux que nous venons de signaler, importe peu. 
La lecture doit être faite en maintenant la cloche de telle façon que le niveau 
intérieur du mercure de la branche qui ne contient pas de sang, coïncide 
avec le niveau extérieur du mercure dans la cuve. Dans ces conditions, la 
pression est évidemment égale h la pression atmosphérique dans les deux 
