108 ANALYSE DE T5',AVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 
branches. Nous faisons deux lectures, une de chaque côté, et nous avons le 
volume gazeux total, en additionnant les indications de ces deux lectures et y 
ajoutant le volume (A) qui correspond à la capacité de la partie du tube 
sans graduation. Ce dernier détail est inutile dans le nouveau modèle de 
cloches. 
Après avoir noté la température et la pression barométrique, nous faisons 
arriver nos réactifs par la branche qui ne contient pas de sang. Nous em- 
ployons dans ce but de petites balles de coke imprégées de réactifs liquides, 
ou les réactifs solides eux-mêmes, attachés à l'extrémité d'un fil de fer. Les 
réactifs conduits ainsi au sommet de la cloche, nous laissons agir pendant le 
temps convenable, puis nous les retirons pour opérer de nouveau les lec- 
tures comme ci-dessus. 
V. Nous nous sommes assurés que dans ces conditions l'absorption du gaz 
est complète. Ayant eu toutefois le désir de connaître avec quelle rapidité se 
faisait cette absorption dans une branche pendant que le gaz oxygène ou 
acide carbonique avait pris naissance dans l'autre, nous avons institué les 
expériences suivantes : 
Expèrienc A. — La cloche contenant \ 6 centimètres cubes d'oxyde de car- 
bone reçoit par une branches centimètres cubes d'air, répondant par le calcul à 
I"%8 d'oxygène. Un morceau de phosphore est introduit par la branche op- 
posée à l'extrémité d'un fil de fer. Douze heures après (corrections faites), le 
volume total est devenu 22'%20. Le calcul exigé 22f^%32. Nous pouvons donc 
conclure à l'absorption de l'oxygène en douze heures de temps. 
ËxpérienceB. — L'appareil contenait >!9'%2 d'oxyde de carbone. Par une 
branche nous faisons passer 9^'' , 6 d'acide carbonique; par l'autre nous éle- 
vons une balle de coke imprégnée de potasse. Après une heure le volume 
total est 21"" ,2 ; après une heure et demie 1 9''' ,6 ; enfin après deux heures 
il est égal à 4 9" ,1. Il aurait dû être 19" ,2. La différence est insignifiante 
et doit être mise sur le compte des erreurs de lecture. 
VL L'obligation de lire sur les deux branches est, en effet, le seul incon- 
vénient que nous ayons reconnu à notre appareil, en ce sens qu'il double les 
chances d'erreur de lecture. Mais pour l'usage des recherches physiologiques, 
ce qui impoi te avant tout, c'est la rapidité des manipulations qui permet de 
multiplier les expériences et la comparabilité des résultats. 
Au point de vue de la comparabilité notre cloche nous a donné des résul- 
tats remarquables. En opérant dans deux appareils avec le sang extrait dans 
la même opération, nous avons obtenu des rapports numériques qu'il était 
permis de considérer comme identiques. Notre appareil n'est ni volumineux, 
ni fragile, il n'oblige pas à l'habileté nécessaire pour manier les pipettes à 
transvaser les gaz, il exige peu de mercure, et permet de faire passer le gaz 
sous d'autres cloches avec une très-grande facilité. Nous le proposons donc 
dans certains cas aux chimistes, et pour les analyses du gaz du sang nous 
pensons qu'il est appelé à rendre quelques services aux physiologistes. 
