LE THERMOGRAPHE 
APPAREIL ENREGISTREUR DES TEMPÉRATURES 
Pai* le docteur M.IREY. 
En étudiant les variations de la température animale, tous les 
physiologistes ont dù regretter comme moi l'insuffisance des 
thermomètres ordinaires. Non pas que ces instruments soient 
trop peu exacts, loin de là, la sensibilité de certains thermomètres 
a été poussée aussi loin qu'on puisse le désirer; les instruments 
de M. Walferdin sont admirables de précision et décèlent des 
centièmes et peut-être des millièmes de degré centigrade. 
Mais ces instruments, suffisants dans certaines expériences de 
physique, sont entre les mains des physiologistes d'un emploi 
difficile, et de plus, ne donnent pas certaines indications qu'il 
serait très-important d'obtenir. 
On sait combien il est intéressant d'observer simultanément 
Fétat de la température dans plusieurs points de l'économie; c'est 
le meilleur moyen d'étudier les influences locales des nerfs vaso- 
moteurs. Dans certains cas, on doit constater par la fixité presque 
absolue de la température des régions profondes, et la variabilité 
de la température périphérique, que c'est fétat circulatoire 
presque seul qui s'est modifié et a amené les changements de la 
température. D'autres fois on observe un antagonisme assez 
tranché entre la température centrale et la température périphé- 
rique, la première «^'élevant quand la seconde s'abaisse et récipro' 
quement. 
Or, si l'on applique sur un môme animal deux ou plusieurs 
thermomètres en môme temps, on verra quelle difficulté il y a à 
surveiller les indications de ces différents appareils, le miroite- 
ment des tubes et la finesse extrême de la colonne de mercure, 
rendent lente et difficile la lecture des degrés. Si l'un des instru- 
ments est placé en pleine lumière, f autre sera le plus souvent 
dans f ombre ou à un faux jour. L'animal s'agite et brise parfois 
