m 
MAREY. — LE THERMOGRAPHE, 
DESCRIPTION DE l'aPPAREIL (1). 
Le thevmo(jraphe (Hg. \ K) se compose de deux parties prin- 
cipales : un lliermomètre à air et un appareil récepteur muni 
d'une aiguille dont les niouvemejits peuvent se lire sur un cadran, 
ou s'inscrire sur un cylindre tournant, comme cela se pratique 
pour tous les appareils à indications continues. 
FiG. u. 
Le thermomètre à air est formé par une boule creuse de cui- 
vre B, mince, noircie à sa surface. Sur cette boule s'adapte à vis 
un tube de cuivre long et mince tt^ qui transmet à|une distance 
variable selon le besoin, les effets de dilatation ou de condensation 
(1) Cet appareil, de même que le sphygmographe, est construit par M. Bréguet, 
quai de l'Horloge, 39, à Paris. 
