186 MAREY. — LE THElîMOGRAPHE, 
plan vertical avec lequel la pointe de l'aiguille ne cesse pas d'être 
en contact. 
Reste à faire communiquer la chambre close m avec l'air du 
thermomètre. Pour cela, on courbe le tube capillaire de cuivre à 
son extrémité libre, et Ton donne à sa courbure le même rayon 
qu'au tube de verre. Puis on introduit cet arc métallique dans le 
tube de verre, de façon que sa pointe traverse l'index de mercure 
et pénètre dans la chambre close. La partie qui baigne dans le 
mercure doit être vernie pour empêcher l'amalgame; mieux vau- 
drait que cette extrémité du tube fût de fer. 
Le thermographe étant ainsi construit, si l'on chauffe avec la 
main la boule du thermomètre à air, on voit la chambre close 
prendre une plus grande étendue, l'appareil tourne et l'aiguille 
s'élève, tandis que le mercure garde sa position déclive. Si Ton 
plonge dans l'eau fraîche la boule du thermomètre, l'air de la 
chambre close rentre dans la boule, et, l'appareil tournant en 
sens inverse, l'aiguille redescend. 
Si Ton place les uns au-dessus des autres une série de ces in- 
struments avec des aiguilles de même longueur, on pourra lire ou 
enregistrer simultanément les variations de la température de plu- 
sieurs points différents et plus ou moins distants les uns des autres. 
Une soupape, appliquée sur îe tube du thermomètre à air dans 
le voisinage de la boule, permet de mettre l'air de l'appareil en 
communication avec l'extérieur. Au moment où celte soupape 
est ouverte, on peut amener l'aiguille de l'enregistreur à un point 
quelconque. Prenons ce point pour zéro, et supposons qu'à ce 
moment la boule se trouve soumise à une température de 30 de- 
grés. Si l'on ferme la soupape, Tappareil fonctionnera de nouveau 
et indiquera, par ses oscillations au-dessus ou au-dessous de zéro, 
toutes les variations que la température aura éprouvées au-des- 
sus et au-dessous de 30 degrés. Une condition indispensable à la 
précision de l'instrument est l'emprisonnement absolu de l'air 
dans le système formé, d'une part, par la boule du thermomètre 
et le tube de cuivre qui en émane, et, d'autre part, par l'extré- 
mité fermée m du tube de verre et l'index de mercure. Si les 
joints qui unissent ces différentes pièces ne sont pas hermétiques. 
