APPAREIL ENREGISTREUR DES TEMPÉRATURES. 187 
l'air s^écliappera eu partie de l'appareil lorscju'on chauffera la 
boule, ou bien il se fera une rentrée de Tair extérieur si la boule 
est refroidie. Dans l'un et l'autre cas, les indications de l'instru- 
ment seront fausses. Il est donc indispensable de vérifier avec soin 
l'état de Tappareil avant de s'en servir. 
Pour cela, on charge d'un léger poids l'aiguille indicatrice; 
celle-ci s'abaisse d'un certain nombre de degrés, puis reste fixe si 
les joints sont hermétiques. Le poids ajouté au levier, en faisant 
tourner l'appareil^ a comprimé l'air qui est contenu jusqu'à ce que 
la force élastique de cet air soit devenue suffisante pour soutenir 
le poids additionnel. Admettons la moindre fuite, l'air comprimé 
s'échappera, et sa tension baissant, l'aiguille chargée baissera 
d'une manière parallèle. La vitesse avec laquelle l'aiguille chargée 
descendra indiquera l'importance de la fuite. 
RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE l'iNSTRUMENT. 
La sensibilité du thermographe peut être modifiée de diffé- 
rentes manières : 1° en changeant le diamètre ou le rayon du 
tube de verre qui contient l'index de mercure-, T en adaptant à 
l'instrument des boules thermométriques de volume variable. 
Si l'on réduit le diamètre du tube de verre, il est évident que la 
quantité d'air nécessaire pour faire parcourir à l'index un certain 
trajet sera moindre que si le tube était large. Dès lors, la dilatation 
de l'air produite par un échauffement semblable de la boule ther- 
mométrique se traduira par un plus grand parcours de l'aiguille 
si le tube employé est étroit. — Une pareille augmentation de la 
sensibihté pourra être obtenue si l'on diminue le rayon de cour- 
bure du tube du verre employé. Dans ce caSj un môme échauffe- 
ment de la boule thermométrique fera parcourir à l'index du 
mercure le même trajet linéaire^ mais ce trajet représentera sur 
la petite circonférence un arc d'un plus grand nombre de degrés 
qui sera reproduit par la course de l'aiguille. Le moyen le plus 
usuel est de donner à la boule du thermomètre un volume plus ou 
moins grand. On peut ainsi obtenir à volonté une course très- 
