i88 MAUEY. — LE THDRMOGRAPHE, 
petite ou très-grande de l'aiguille en vissant à rexlrémité du tube 
de transmission des boules de grosseur variable. De cette façon 
on peut employer le parcours entier de l'aiguille indicatrice, soit 
à noter de très-grands écarts de température, soit à apprécier de 
très-petites fractions d'un seul degré. 
Dans tous les cas, l'accroissement de la sensibilité ne s'obtient 
qu'aux dépens de la force motrice développée par le poids de 
l'index de mercure. De sorte que si Ton veut enregistrer les indi- 
cations de l'instrument, on ne peut lui donner une sensibilité 
trop grande, car nulle surface ne présente assez peu de frotte- 
ment pour ne pas entraver les mouvements d'une aiguille qui 
noterait des deux centièmes ou des trois centièmes de degré. — 
Du reste, dans les expériences physiologiques, il faut souvent 
employer des boules de petit volume , par exemple, lorsqu'on 
veut explorer la température du sang dans un vaisseau ; c'est 
donc une limite imposée dans la pratique à la sensibilité de l'ins- 
trument. Celle-ci, toutefois, reste encore bien suffisante pour les 
besoins ordinaires. Enfin , un inconvénient des grosses boules 
tbermoinétriques est la lenteur avec laquelle elles s'échauffent, 
inconvénient bien léger, à moins que l'on ne veuille eiu'egistrer à 
quelques secondes près l'instant où se produisent les variations de 
température. 
Le volume du tube de cuivre qui sert à la transmission de l'air 
et la longueur de ce tube ne sont pas indifTérenls ; il est bon de 
le prendre aussi lin et aussi court que possible, afin que la quan- 
tité d'air qu'il contient soit négligeable. 
THERMOGKAPHE DIFFÉRENTIEL. 
Pour obtenir un thermographe différentiel, on adapte sur le 
cercle astatique de Tappareil récepteur deux tubes de verre dont 
les extrémités closes et ouvertes alternent entre elles, on place 
dans chacun d'eux un index de mercure de môme volume, et on 
les met en communication, chacun par un tube spécial, avec une 
boule de thermomètre semblable. On conçoit que ces deux instru- 
ments de tendances contraires, montés sur un axe unique, auront 
