APPAREIL ENREGISTREUR DES TEMPÉRATURES. 1 89 
des elïets qui so noulraliseront tant qu'ils seront égaux. L'aiguille 
n'accusera donc que l'excès de température de l'une des boules 
tlicrmométriques sur l'autre. 
Pour étudier les dillerences de température de deux surlaces, 
je remplace les boules du tliermomètre par des tampons qui s'ap- 
pliquent par leur surface plane sur la région explorée. Cette sur- 
face est la seule paroi nue d'un réservoir tbermométrique dont 
tout le reste est recouvert d'une épaisse couclie de substances qui 
conduisent mal le calorique. 
MANOMÈTRE ENREGISTREUR. 
Enfin , l'appareil à un seul tube peut être transformé en un 
amplificateur et un enregistreur des indications d'un manomètre . 
Il suffît d'adapter le tube de transmission, non plus à la boule du 
thermomètre, mais à l'extrémité de la colonne du liquide d'un 
manomètre ; si l'adaptation est hermétique, la colonne du mano- 
mètre ne pourra s'élever sans refouler dans l'enregistreur une 
quantité d'air plus ou moins grande et sans faire exécuter à l'ai- 
guille un parcours équivalent. 
On réglera la sensibilité de ce manomètre enregistreur en fai- 
sant varier le volume du tube manométrique, en variant la densité 
du liquide employé, et môme l'inclinaison du manomètre. Plus le 
tube sera large et incliné et plus le liquide sera léger, plus grande 
seront les indications fournies par l'aiguille. 
RAROMÈTRE ENREGISTREUR. 
Les varialions mêmes du baromètre pourraient aussi ôtre ampli- 
fiées si l'on adaptait le tube transmetteur sur la cuvette à mercure. 
Il serait bon alors de remplir d'eau cette cuvette, le tube de 
transmission et la chambre close de l'appareil récepteur, afin d'af- 
faiblir les effets thermométriques qui agiraient aussi sur l'instru- 
ment. Il faudrait, dans ce cas, orienter en sens inverse l'aiguille 
indicatrice pour que ses mouvements soient du même sens que 
celui du baromètre. 
