286 MAREY. — ÉTUDES PHYSIOLOGIQUES 
s'alîaissent au moment de la diastole. Chez ces individus, il est 
très-facile d'enregistrer la pulsation. Un entonnoir de verre, dont 
le pavillon est fermé par une membrane, et dont le bec se con- 
tinue avec le tube du cardiographe, suffit pour obtenir un excel- 
lent tracé. On applique cette membrane sur le point oij se produit 
le battement, et les mouvements, immédiatement imprimés à Pair 
de l'entonnoir, se transmettent fidèlement jusqu'à Fenregistreur. 
Tel était l'appareil dont se servait le docteur Upham (de Boston), 
dans le but de traduire par des sonneries de différents timbres 
les mouvements de Toreillette et du ventricule, dans ses expé- 
riences sur le nommé Groux qui portait une fissure congénitale 
du sternum. Buisson employa le même procédé pour transmettre 
à notre sphygmograpbe les battements du cœur ; il obtint ainsi sur 
lui-même des tracés, et en recueillit également avec un entonnoir 
sans membrane. Mais de tels moyens ne réussissent que sur de 
rares sujets ; il fallait chercher un appareil plus sensible. C'est ce 
que nous avons fait de la manière suivante. 
Une première indication se présentait : c'était de donner à cet 
appareil une surface convexe, de telle sorte qu'il pût pénétrer 
dans un espace intercostal en déprimant les parties molles, et 
qu'il pût aller, pour ainsi dire, au-devant du battement quand 
celui-ci ne se traduisait pas à fextérieur. C'est ainsi que le pouls 
ne se révèle énergiquement au sphygmograpbe que grâce à la 
pression du ressort qui appuie sur le vaisseau exploré et va cher- 
cher la pulsation à travers les parties molles. Cette forme con- 
vexe, nous la trouvâmes réalisée dans le stéthoscope de Kônig. 
Voici la disposition de cet instrument. 
Une cloche de cuivre est fermée par deux membranes de 
caoutchouc superposées. Un petit tube latéral permet d'insuffler 
de l'air dans le dédoublement de ces deux membranes; celles-ci, 
écartées fune de l'autre par l'air foulé, prennent chacune une 
courbure de sens opposé et constituent une sorte de lentille 
biconvexe remphe d'air. La convexité extérieure s'applique sur 
la poitrine et s'y adapte beaucoup mieux que ne ferait une sur- 
face plane. Si Von abouche le tube qui sert à ausculter, dans 
l'instrument de Konig, au tube de transmission du cardiographe 
