MAREV. 
— ÉTL'DES PHYSIOLOGIQUES 
A . — Description des appareils destinés à enregistrer 
la respiration. 
Le cardiographe déjà connu n'a besoin que d'une très-légère 
modification pour pouvoir enregistrer les mouvements respira- 
toires. Il suffît de substituer au stéthoscope que l'on applique sur 
le cœur un petit instrument qui va être décrit et qui reçoit de la 
cage thoracique les mouvements qu'il transmettra à l'enregis- 
treur. Voici cet instrument, que nous désignerons sous le nom de 
cylindre élastique. 
FiG. 12. 
Ce cylindre (fig. 12) se compose d'un ressort à boudin enve- 
loppé d'un tube de caoutchouc mince. Aux deux extrémités, se 
trouvent deux rondelles métalliques sur lesquelles le tube de 
caoutchouc est lié circulairement. Chacune de ces rondelles 
porte à son centre un crochet. Enfin, un tube de petit diamètre 
est branché perpendiculairement sur l'une des extrémités du 
cylindre et fait communiquer sa cavité avec l'air extérieur. 
Si l'on fixe un cordon à Tun des crochets de l'appareil et qu'on 
se le passe autour du corps, à la manière d'une ceinture, pour le 
fixer ensuite à l'autre crochet, on verra qu'à chaque mouvement 
respiratoire le cylindre s'allonge pendant les inspirations, et re- 
vient sur lui-même pendant les expirations. Ce petit appareil re- 
produira donc les mouvements de la cage thoracique elle-même; 
le tube latéral qu'il porte aspirera l'air extérieur pendant les 
inspirations, et l'expulsera pendant les expirations. 
Si l'on adapte à ce tube le tuyau de caoutchouc qui transmet 
les mouvements de Vair au cardiographe, on verra le levier de 
l'appareil exécuter des mouvements de descente et d'ascension, 
