Études méteologiques. 
19 
auxiliaire. Comme enfin en général les cylindres seront trop courts pour pouvoir placer 
l'un des microscopes au-dessus du trait et l'autre au-dessus de l'un ou l'autre des bouts, 
j'ai procédé aux observations d'une manière qui exclut aussi toute inexactitude provenant 
d'un déplacement des microscopes pendant les mesures. On verra tous ces détails et d'au- 
tres encore par la déscription suivante des mesures faites par moi au bureau fédéral des 
poids et mesures à Berne pour comparer le mètre prototype à bouts au barreau normal à 
traits du comparateur de cet établissement et tirée du Rapport mentionné. 
Le barreau normal en Bronze-Aluminium avec division en millimètres d'une longueur 
de 1100""° sur une lame mince en argent, qui y était soudée et fixée au moyen de petits 
clous, reposait sur cinq rouleaux en verre équidistants et soutenus par une règle mince 
en laiton qu'on pouvait hausser et abaisser moyenant .des vis et à laquelle était fixé le bar- 
reau au milieu par des vis latérales. Sur une règle semblable et fixée de la même manière 
se trouvait, parallèle au barreau normal, le mètre prototype. Les bouts de celui-ci étaient 
touchés par les bouts pointus de deux cylindres en acier supportés par des pièces massives 
en laiton, qu'on pouvait déplacer dans une rainure spéciale au fond de l'auge. Par une par- 
tie centrale plus épaisse les cylindres reposaient sur les deux bords d'une cavité longitu- 
dinale de ces pièces en laiton. Cette partie centrale possédait en outre sur la partie supé- 
rieure un trou cylindrique d'environ 10"" de diamètre, dont le fond plan se trouvait dans 
l'axe du cylindre et était muni au milieu d'un clou en or sur lequel était tracé une croix 
ûe traits très-fins, l'un parallèle, l'autre perpendiculaire à l'axe du cylindre. Les extrémi- 
tés des derniers avaient un diamètre beaucoup plus petit et se terminaient l'un par une 
surface plane et polie, l'autre par une pointe arrondie dans l'axe du cylindre. Le bras le 
plus court d'un levier brisé et porté par la pièce massive en laiton touchait le bout plan du 
cylindre — garantie contre un frottement nuisible par une capsule en laiton — et le poussait 
vers les bouts du mètre étalon moyenant un petit poids sur le bras le plus long. Ce poids 
en forme d'écrou était ajusté ainsi qu'il suffisait à surmonter justement la friction du cylin- 
dre à sa base. Une fois pour toutes le barreau normal a été ajusté ainsi que sa division se 
trouvait à la hauteur des axes des deux cylindres et était parallèle à ces axes, dont l'un coïn- 
cidait avec le prolongement de l'autre. Le mètre étalon ou prototype fut à son tour ajusté 
de manière à être touché par les pointes des cylindres au milieu de ces bouts, alors son axe 
était assez parfaitement parallèle au barreau normal. Si Ton déplaçait alors l'auge dans la- 
quelle se trouvaient les règles, transversalement par le chariot sur lequel elle reposait, on 
pouvait à volonté conduire sous les deux microscopes ou les traits sur les deux cylindres, 
ou les traits de la division du barreau normal et comparer ainsi avec la dernière moyenant 
les micromètres la somme de la distance des traits aux bouts pointus des deux cylindres et 
de la longueur du mètre prototype à bouts. 
Pour comparer ensuite la première grandeur au barreau normal et trouver ainsi à la 
fin la relation directe entre le mètre à bouts et la longueur d'un mètre sur le barreau di- 
visé j'ai remplacé le mètre prototype par un mètre auxiliaire aussi eu laiton, mais qui était 
^ ■ . . 3* 
