Études métrologiques. 
Ces inconvénients m'ont engagé à trouver d'autres moyens pour déterminer la tem- 
pérature des règles dans les comparateurs et, comme il est dit dans la note p. 68 de mon 
Rapport, j'ai déjà en 18G8 fait des essais pour remplacer, dans mon comparateur à Berne, 
les thermomètres à mercure par des piles thermoélectriques. Ces essais ont été interrom- 
pus par mon départ pour St.-Pétersbourg. Depuis, j'ai eu l'occasion de me servir de piles 
thermoélectriques pour un but analogue, savoir pour déterminer la température du sol. C'est 
M. Becquerel, père, qui, à ce que je sache, a le premier employé les piles thermo- 
électriques pour l'observation de la température du soP). La méthode que M. Pernet 
a suivie à l'Observatoire physique central pour déterminer la température du sol au 
moyen des piles thermoélectriques est, d'après mon avis, non seulement plus exacte, mais 
dans son dernier perfectionnement aussi beaucoup plus simple et expéditive que celle de 
M. Becquerel, et la méthode que je vais proposer pour la détermination de la tempéra- 
ture des règles dans les comparateurs se fonde principalement sur les expériences que 
nous avons faites à l'Observatoire physique central dans les observations de la tempé- 
rature du sol. 
Je propose de placer entre les deux règles à comparer une règle de la même matière 
et d'une forme tout-cà-fait semblable. Cette règle doit avoir une quantité de petits trous 
allant jusqu'au plan du milieu, par exemple, si nous avons un mètre entier, 11 ou 21 
trous correspondant aux décimètres ou demi-décimètres. Dans chacun de ces trous est 
mastiqué — isolé du métal environnant, quand la règle est construite en métal — la sou- 
dure de deux fils l'un en acier (cordes de piano bien recuites), l'autre en argentan. En de- 
hors du comparateur le fil d'acier d'un trou est soudé au fil d'argentan du suivant et toutes 
ces secondes soudures sont, aussi isolées Tune de l'autre, réunies dans un vase rempli de 
glycérine, où plonge un thermomètre exact et très-sensible, et qui est entouré d'une couche 
épaisse de mauvais conducteurs, afin que la température y reste longtemps constante. 
L'ensemble des fils constitue donc une pile thermoélectrique de 11 ou 21 couples, dont 
les soudures se trouvent les unes dans la règle à l'intérieur du comparateur et les autres 
en dehors dans le vase. La température moj^'enne des premières, c'est-à-dire la tempéra- 
ture moyenne de la règle, est cherchée, la température des dernières est donnée par le 
thermomètre. Pour trouver la température cherchée de la dernière température observée 
on n'a qu'à interposer un galvanomètre dans le circuit de la pile et à mesurer le courant 
électrique qui est engendré par la différence des températures des soudures. Admettons 
qu'en observant la déviation de l'aimant du galvanomètre avec une lunette et une échelle, 
1) Recherches sur la température des végétaux et de 
Гаіг et sur celle du sol à diverses profondeurs par 
M. Becquerel. Mémoires de l'Académie des sciences. 
T. XXXII. Paris 1800. Mémoire sur la température des 
couches terrestres au-dessous du sol etc. par M. Bec- 
querel. Ibidem. Paris 18G4. 
2) üeber die Bestimmung von Erdtemperaturen mit 
Thermoketten von J. Pernet. Repertorium für Meteo- 
rologie, herausgegeben von der Kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften, redigirt von H. Wild. Bd. II. S. 85. 
St. Petersburg 1872. 
