26 
H. Wild, Études métrologiques. 
■ Enfin pour que С reste en vérité une quantité constante, il ne faut pas seulement que 
la sensibilité du galvanomètre reste la même, mais aussi la résistance de tout le circuit. 
En choisissant un galvanomètre avec un grand nombre détours d'un fii assez fin, qui 
possède une grande résistance, on peut diminuer la variabilité йг С, au point qu'il ne faut 
le déterminer que de temps en temps. 
En observant toutes ces précautions, on est sur d'atteindre facilement au moyen des 
piles thermoélectriques l'exactitude exigée de ±0^01 dans la détermination de la vraie 
température moyenne de la règle sans s'exposer aux inconvénients de la détermination 
directe avec les thermomètres ordinaires. 
-—Briffé waf™— 
