demi de long, l'un &c l'autre étant iittiés parallèle- 
ment à l'horifon, 
2°. On ajufte un verre objectif dans un cylindre 
JK f de trois pouces de long; on fait tenir ce cylin- 
dre fur un bâton fort droit d'un pouce d'épais , & qui 
le déborde de 8 ou 10 pouces. A ce bâton eft attaché 
une boule de cuivre M; cette boule eft portée & fe 
meut librement dans une portion de fphere creufe, 
où elle eft emboitée. Cette portion de fphere eft or- 
dinairement faite de deux pièces, que l'on ferre en- 
femble par lé moyen d'une vis, ce qui forme une 
efpece de genou; & afin que le verre objectif puifTe 
être mis en mouvement avec plus de facilité , on 
fufpend un poids NI, d'environ une livre , à un gros 
fil de laiton , de forte qu'en pliant ce fil d'un côté ou 
de l'autre , on parvienne facilement à faire rencon- 
trer enfemble le centre de gravité commun du poids, 
& du verre objectif, & celui de la boule de cuivre. 
On attache au-deffous du bâton KL, un fil de cuivre 
élaftique L , que l'on plie en-bas , jufqu'à ce que fa 
pointe foit autant au-deffous du bâton , que le cen- 
tre de la boule M, & on lie à cette pointe un fil min- 
ce de foie LF. 
3°. On ajufle un verre oculaire O, dans un cy- 
lindre fort court , auquel on attache le bâton PF. A 
celui-ci pend un petit poids S , fufïïfant pour le con- 
trebalancer ; en Q on attache une poignée R, tra- 
verfée par un axe que l'aitronome rient à la main ; 
& le bâton PF, tourné du côté du verre objectif, 
eft attaché au fil de foie LF. Ce fil qui pafle par le 
trou F, eft roulé fur une petite cheville T 9 attachée 
au milieu du bâton , de forte qu'en la tournant , on 
augmente & on diminue , comme on veut , la lon- 
gueur du fil. 
4°. Afin que l'aitronome puiffe tenir ferme le ver- 
re oculaire , il appuie fon bras fur une machine X , 
dont on peut voir la conftruction dans la figure dont 
nous parlons. 
Enfin pour écarter la foibîe lumière dont l'air 
pourroit frapper l'œil , on couvre le verre oculaire 
d'un cercle JT, troué au milieu, & ajuflé à un bras 
mobile & flexible. 
Le grand tékfcope de Huyghens , qui a fait connoî- 
tre d v abord l'anneau de Saturne, &; un de fesfatelli- 
tes , confiftoit en un verre objectif de 1 2 piés, & un 
verre oculaire de 3 pouces & quelque chofe de plus. 
Cependant il fe fervoit fouvent d'un tékfcope de 2,3 
piés de long, avec deux verres oculaires joints en- 
femble, & ayant chacun un pouce & demi de dia- 
mètre. 
Le même auteur obferve qu'un verre objectif de 
30 piés, demande un verre oculaire de trois pouces 
& trois feiziemes de pouce ; & il nous donne une ta- 
ble de proportion pour la conftruction des tékfcopes 
agronomiques , dont voici un abrégé. 
Tome XFIa 
! Diftance du 
(foyer des ver- 
tes objeâifSi 
Diamètre de 
l'ouverture. 
[ Diltance du foyer 
des verres oculaires. 
ïlapporc dans lequel 
les diamètres dés ob- 
jets Font grolîisk 
Pouc. Dixiem. 
Pouces. 
Dixièmes & 
~ — 
! Piés* 
& cent. 
centièmes de 
de pouc. 
pouces. 
I 
O 
55 
O 
6t 
2'è \ 
2, 
O 
77 
O 
1 
28 
,ï 
95 
I 
5 
34 ? 
4 
I 
9 
I 
20 
40 
j 
ï 
2 3 
I 
3 5 
44 
6 
I 
34 
I 
41 
49 I 
7 
I 
45 
60 
53. 
8 
i 
' 55 
71 
56 r 
9 
1 
64 
1 
80 
60 
ÏO 
1 
73 
1 
90 
M 
2 
12 
23 
7 1 
20 
2 
45 
2 
- 45 
89 
25 
2 
74 
2 
74 
too 
30 
3 
0 
3 
1 
109 
40 
3 
46 
56 
126 
50 
3 
4 
26 
141 
60 
4 
4 
66 
154 
70 
4 
58 
5 
4 
166 
80 
5 
90 
5 
39 
178 
90 
1 
5 
5 
56 
183 
100 
5 
48 
6 
Si dans deux ou pluficurs télsfcopcs , la proportion 
entre le verre objectif & le verre oculaire eft la mê- 
me, ils grôfïiront également les objets. 
On pourroit en conclure qu'il eft inutile de faire 
de grands tékfcopes ; mais il fautfe fouvenir de ce qui 
a été dit ci-deffus , favoir qu'un verre oculaire peut 
avoir une moindre proportion , à un plus grand ver- 
re objectif, qu'à un plus petit. Par exemple , dans le 
tékfcope de Huyghens , qui eft de 25 piés, le verre 
oculaire eft de 3 pouces ; & fuivant cette propor- 
tion, un tékfcope de 50 piés devroit avoir un verre 
, oculaire de 6 pouces : cependant la table fait voir 
qu'il fuffitd'en prendre un de quatre pouces & demi. 
Il-paroît par la même table , qu'un télefcope de 50 piés 
groffit dans la proportion d'un à 141 , au lieu qu'un 
tékfcope de 2 5 piés ne grofîît que dans la proportion 
d'un à 100. D'ailleurs plus les lentilles ou verres 
font fegmens d'une grande fphere, plus ils réunifient 
exactement les rayons , & plus par conféquent TU 
j mage eft diftincte. il faut ajouter encore, & c'eft ce 
| qu'il y a de plus important , que plus les lentilles font 
partie d'une grande fphere , plus elles reçoivent de 
rayons ; de façon qu'une lentille dont le foyer eft 
deux fois plus diftant que celui d'une autre , reçoit 
( en fuppofant que les épaiffeurs foient proportion- 
nelles à la diftance des foyers) , quatre fois plus de 
rayons. Ceci donne laraifon pour laquelle les obje- 
ctifs d'un plus grand foyer , peuvent avoir des ociiî 
laires d'un foyer plus court que ne le comporteraient 
les proportions qui fe trouvent entre les objectifs d'un 
plus court foyer & leurs oculaires. 
Comme la diftance des verres eft égale à la fom- 
me des diftances des foyers des verres objectifs ôë 
oculaires; que le foyer d'un verre convexe des deux 
côtés en eft éloigné d'un demi diamètre , & que le 
foyer d'un verre plan convexe en eft éloigné d'un 
diamètre} la longueur d'un tékfcope eft égale aux 
fournies des demi diamètres des verres , quand ils 
font tous les deux convexes des deux côtés ; & lorf- 
que l'un ou l'autre eft plan convexe , cette longueur 
eft égale à la fomme du demi diamètre du verre con- 
vexe des deux côtés , & du diamètre de celui qui eft 
plan convexe. 
Mais comme le demi diamètre du verre oculaire 
eft fort petft , en comparaifon de celui du verre ob- 
jectif , on règle ordinairement la longueur d'un tékf- 
cope aftronomique fur la diftance du foyer de fon 
F, 
