il eïr. à-propôs cle mettre cette boule dans un petit 
ïas de neige mêlée de fel : ou û cet inflrunienî fe fait 
pendant l'été 0 on met la boule dans de l'eau de four- 
ce imprégnée de falpêtre, â€n que Fefprk de vin 
•étant extrêmement condenfé, on puiffe voira .cruel 
point il s'abaiflera dans le plus fort de la gelée* 
Si l'efprit-de-vin monte à une trop grande hauteur 
au-deffus de la boule , il faut en ôîer une partie ; & 
•afin que le tuyau ne foit pas exceilivement long , il 
cil à-propos de mettre la boule , remplie de Ion ei prit- 
de-vin , dans de l'eau bouillante , & de marquer le 
point le plus éloigné où monte pour-lors l'efprit-de* 
vin. 
C'efl à ce point que le tuyau doit être fermé her- 
métiquement par la flamme d'une lampe ; & des deux 
côtés du tuyau on applique une écheile comme aux 
autres thermomètres. 
L'efprit-de-vln étant fufceptible d'une raréfaction 
d'une condenfation considérables , il fe dilate à 
mefure qu'augmente la chaleur de l'air qui l'environ- 
ne , & par conféquent il monte dans le tuyau ; de 
même à mefure que diminue la chaleur de l'air, l'ef- 
prit-de-vin defcend dans le tuyau , & l'on voit fur 
l'échelle de combien de degrés il a monté ou delcendu 
d'un jour à l'autre. 
Si on n'a pas foin de faire fortir de la liqueur tout 
l'air qu'elle contient , ce qui efc extrêmement diffici- 
le , il faut laiffer de l'air dams la partie fupérieure du 
tube. Car autrement II elle fe trouve fans air, la li- 
queur ne manquera pas de fe féparer en divers en- 
droits à.caufe de l'air qui fe trouve dans les interfli- 
ces de fes parties. Or fi on laiffe de l'air dans la par- 
tie fupérieure du tube , cet air produit un autre in- 
convénient ; car en vertu de fa pefanteur il doit ten- 
dre en en-bas , & empêcher par conféquent la liqueur 
de monter ; ou fi la liqueur monte , elle doit com- 
primer l'air, & augmenter par conféquent fon é.'alli- 
cité. 
Comme l'expérience a fait connoître qu'un moin- 
dre degré de chaleur fe communique plus aile ment à 
i'cfprit-de-vin qui efl dans la boule , que ne fait un 
plus grand degré de chaleur , les raréfactions de l'ef- 
prit-de-vin ne font pas proportionnelles aux cardes 
qui les produifent. 
Il paroîtdonc que le thermomètre de Florenee,quoi- 
qu'il foit fort en ufage , ne donne rien moins qu'une 
mefure exacte du froid & du chaud. A quoi Fon peut 
ajouter ce que dit le docteur Halley dans les Tmnfa- 
ciions philofophlques , lavoir, qu'il a appris de ceux 
qui avoient gardé long-tems de l'efprit-de-vin , que 
cette liqueur perd à la longue une partie de fa vertu 
expanfive-. 
De plus le 'verre n'efl pas moins dilaté par la cha- 
leur que la liqueur , & le froid les condenfé l'un &c 
l'autre ; par conféquent lorfque la liqueur efc chaude 
elle ne monte pas li haut qu'elle monteroit, fi la boule 
& le tube avoient toujours la même capacité. Par la 
même raifon la liqueur defcend moins iorfqu'elle efl 
froide , qu'elle ne feroit fx le verre ne fe condenfoit 
pas. On ne peut donc favoir au jufte quel efl l'effet de 
la chaleur fur la liqueur feule. C'ell ce qu'on remar- 
que fort fenliblement quand on vient à plonger un 
thermomètre dans une liqueur très - froide ou très- 
bouillante ; car dans le premier Cas la liqueur com- 
mence par monter , parce que le verre efl condenfé 
avant la liqueur , & quand la condenfation parvient 
jufqu'à la liqueur elle redefcend ; dans le fécond cas , 
par une raifon contraire , la liqueur commence par 
bailler à caufe de la dilatation du verre , & elle re- 
monte enfuite. 
Un autre défaut conildérable de ce thermomètre & 
des autres , c'ell que ces thermomètres ne peuvent 
point être comparés emr'eux. A la vérité ils marquent 
les dilférens degrés de çhaud de froid s mais chacun 
. THE &?i 
| ne les 'marque que pour lui-même & à fa façon parti» 
| euliere, De plus ils ne partent point de quelque point 
fixe de chaleur ou de froid , & c'ell encore un défaut 
commun à tous les thtrmomares. Il en efl de ces infini 
mens comme de deux pendules -, qui pour n'avoir 
point été réglées d'abord fur l'heure du foleil , mar- 
queront à la vérité qu'il y aune, deux, oùplufîeurs 
heures de paffées , mais ne marqueront point l'heure 
| précife du jour ou du foleil. D'ailleurs quand la li- 
queur a monté d'un degré dans deux thermomètres 
diiférens , nous ne pouvons pas être aiTurés que tous 
les deux ayentreçu lamêmeimpreffion d'une chaleur 
égale & additionnelle , puifqu'iife peut faire quel'e& 
prit-de-vin ne foit pas le même dans l'un & dans 
l'autre , & qu'à proportion que cet efprit cil plus ou 
moins rectifié , il montera plus ou moins dans le 
tuyau par le même degré de chaleur. 
Ce n'ell pas encore tout, car en réglant les degrés 
des thermomètres , on juge de l'égalité de l'élévation 
de l'efprit-dc-vin par l'égalité de la longueur du tuyau, 
en fuppofant que les diamètres du tuyau font égaux 
dans toute fa longueur , ce qui arrive très-rarement; 
mais il y a tant d'irrégularités dans l'intérieur , qu'une 
certaine longueur de tuyau demande quelquefois 
pour être remplie, le double de liqueur qu'il faut pour 
emplir un autre tube de même longueur & de même 
diamètre ; ce qui ne vient que des inégalités d'épaif- 
feur des parois des tuyaux & des éminences & cavités 
qui fe trouvent toujours aux furfaces intérieures,mais 
fur-tout de ce qu'ils font prefque toujours plus épais à 
une des extrémités qu'ils ne le font à l'autre. 
C'ell pour cela que les comparaifons des thermomè- 
tres font fi défedueufes & fi difficiles à faire; cepen> 
dant ce qu'il y a de plus curieux & de plus intéref- 
fanf dans l'ufage des thermomètres , c'ell le réfultat de 
ces comparaiions ; car c'efl par ce moyen que l'on 
peut connoître le degré de chaud ou de froid d'une 
autre faifon , d'une autre année , d'un autre climat , 
& quel efl le degré de chaud ou de froid que peuvent 
fupporter les hommes & les animaux. 
M. de Réaumur a inventé un thermomètre nouveau* 
& qu'il allure être exempt des défauts ci-defius men* 
tionnés. La principale propriété de ce thermomètre efh 
de fervir à comparer les diffère ns degrés de chaleur 
à des mefures connues , comme la dilatation & la 
condenfation d'une liqueur quelconque , telle que 
l'efprit-de-vin. 
Pour connoître les degrés de dilatation ou de Con- 
denfation de l'efprit-de-vin, il ne s'agit que de mefu- 
rer l'accroiffement ou la diminution de fon volume \ 
par rapport au volume qu'il avoit dans un certain 
état dont on efl convenu. M, de Réaumur prend 
pour cet état celui de la liqueur quand elle efl envi- 
ronnée d'eau qui commence à fe glacer , ou plutôt 
de neige ou de glace pilée qui commence à fe fon- 
dre. M, de Réaumur commence par graduer le tuyau 
en y verfant de l'eau & du vif-argent , au moyen de 
différentes petites mefures qu'il allure être très- exa- 
ctes ; enfuite il vuide le tuyau , & le remplit d efprit- 
de-vin jufqu'à environ un tiers de la longueur au-* 
deffus de la boule : alors il plonge la boule dans la 
glace , la liqueur defcend jufqu'à un certain endroit 
oii elle demeure fiationnaire ; & l'on ajoute ou l'on 
ôte ce qu'il faut d'efprit de-vin pour que le terme de 
la congélation foit précifément à l'endroit qui mar- 
que 1000 parties» Quand le point de la congélation 
eft ainfi déterminé , on chalîè le peu d'air qu'il y a 
dans le tuyau, & on le fcelle hermétiquement. Enfuite 
on écrit d'un côté o au point de la congélation , && 
au-deffus les nombres 1,2,3,4, &c. qui doivent 
exprimer les degrés de chaleur ; de-même au-deiTotiS 
en allant vers la boule , on écrit 1 , % ? 3 i 4 , &c, qui 
marque les degrés de froid. De l'autre côté du tuyau^ 
vis-à-vis o 3 on écrit iqoo., & tant au-deffous qu'au* 
