Die Polhöhe von Pulkowa. 
5 
ciren. Von der andern Seite aber hat man dann nicht die Möglichkeit, beim Beobachten 
eines Circumpolarsterns, von der langsamen Bewegung den ganzen dadurch gebotenen Vor- 
theil zu ziehen, da die Zenithdistanz in jeder Bestimmung immer nur auf den Durchgang 
des Sterns durch einen einzigen Faden beruht. Um in dieser Hinsicht den Beobachtungen 
grössere Sicherheit zu geben, ist später das Instrument mit einem beweglichen Horizontal- 
faden versehen, an welchem die Durchgänge beobachtet werden. Bei Sternen von grosser 
Declination hat man dadurch immer die Möglichkeit, in der Zeit, während der Stern das In- 
tervall zwischen den beiden mittleren Verticalfäden passirt, mit dem Micrometerfaden meh- 
rere Einstellungen mit entsprechenden Micrometerablesungen zu machen. Bei Sternen von 
über 88 Grad Declination kann man sich in der Weise von der Güte der Bilder fast unab- 
hängig machen. Damit nun ein etwaiger Fehler in dem angenommenen Werthe eines Trommel- 
theiles auf die definitive Zenithdistanz keinen Einfluss haben soll, werden die Beobachtungen 
so angestellt, dass die Micrometerablesungen vor und nach der Umlegung des Kreises bei- 
nahe denselben numerischen Werth haben, dass also durch die Micrometerbeobachtungen die 
Zenithdistanz in der einen Lage um dieselbe Quantität vergrössert wie in der andern ver- 
kleinert wird. Durch dieses Verfahren werden auch etwaige Ungleichheiten der Schraube 
ebenso wie Theilungsfehler der Trommel vollständig eliminirt. Alle diese Fehler können 
dann nur auf den durch die Beobachtung gefundenen Zenithpunkt Einfluss haben. Die ein- 
zige Gefahr, die noch von der Anwendung des beweglichen Fadens herrühren kann, ist 
also, wenn die Schraube in den verschiedenen Lagen des Kreises nicht in ihrer Einfassung 
gleich einliegt. Eine Veränderung darin würde um ihren halben Betrag die beobachtete 
Zenithdistanz falsch machen. Durch vielfache, zu verschiedenen Zeiten ausgeführte Bestim- 
mungen des Coincidenzpunktes , in den beiden Lagen des Kreises, zwischen dem bewegli- 
chen und dem festen Horizontalfaden ist es aber mit Sicherheit constatirt, dass wenigstens 
keine messbare Verrückung der Schraube durch das Umlegen des Kreises bewirkt wird. 
Die zur Ablesung des Kreises dienenden Microscope sind von Peters untersucht 
worden. Da man aber erwarten muss, dass die Schrauben durch langen Gebrauch Ver- 
änderungen unterliegen, so wurden sie von Dr. Gyldén am Anfang seiner Beobachtungs- 
reihe wieder untersucht. Weil verschiedene Umgänge keinen merkbaren Unterschied zeig- 
ten, so ist die daraus folgende Correctionstafel nur für einen Umgang berechnet. Sie sieht 
folgendermaassen aus : 
Arg. 
Micr. I 
Micr. II 
Micr. III 
Micr. IV 
0" 
0"00 
o;'oo 
0"00 
o; x oo 
10 
— 0,04 
— 0,13 
— 0,03 
— 0,14 
20 
— 0,13 
— 0,17 
— 0,07 
— 0,13 
30 
— 0,19 
— 0,15 
— 0,12 
— 0,07 
40 
— 0,13 
— 0,11 
— 0,18 
— 0,01 
50 
— 0,04 
0,00 
— 0,10 
—i— 0,07 
60 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
