6 
De. Magnus Nyeén, 
Diese Correctionstafel ist für alle von Gyldén bis Februar 1867 angestellten Beob- 
achtungen angewandt worden. Dann wurden diese Microscope abgenommen und durch 
neue ersetzt, die auch noch im Gebrauch sind. Die neuen wurden dann gleich Anfangs von 
Gyldén untersucht und im Herbst vorigen Jahres von mir einer neuen Untersuchung un- 
terworfen. In folgender Correctionstafel ist das Mittel aus unseren Resultaten enthalten: 
Arg. 
Micr. I 
Micr. II 
Micr. III 
Micr. IV 
0" 
o;'oo 
o; r oo 
o;'oo 
o; ; oo 
10 
— 0,04 
-+- 0,02 
— t- 0,05 
— 0,02 
20 
— - 0,05 
-f- 0,03 
-+- 0,08 
— 0,04 
30 
— 0,08 
и- 0,03 
— i— 0,05 
— 0,03 
40 
— 0,14 
— 0,02 
— 0,04 
— 0,03 
50 
— 0,07 
— 0,03 
— 0,05 
— 0,02 
GO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Diese Correctionen sind in der That so gering, dass man oft an ihrer Realität zwei- 
feln muss, und nur ausnahmsweise können sie eine vollständig beobachtete Zenithdistanz 
um ein paar Hundertstel der Secunde verändern. Dass ich sie angebracht habe, ist dess- 
halb eigentlich mehr der Gleichförmigkeit wegen. 
Die gegenseitige Lage derjenigen Theilstriche des Kreises, die Peters bei seinen 
Polarsternbeobachtungen angewandt hat, ist von ihm selbst untersucht worden. In jeder 
Gruppe von untersuchten Intervallen ist jeder Strich auf das Mittel aus allen Strichen be- 
zogen, und nachdem der Winkel zwischen zwei bestimmten Strichen aus je zwei Gruppen, 
die vor und nach der Umlegung des Kreises unter demselben Microscope sind, bestimmt. 
Jede Gruppe bestand aus 3 Intervallen oder 6 Minuten. Seit jener Zeit bis 1863, da die 
Beobachtungen von Gyldén anfangen, ist doch durch die Präcession der Polarstern dem 
Pole so viel näher gekommen, dass bei dessen Beobachten keins von den untersuchten In- 
tervallen mehr zur Anwendung kam. Ich habe desshalb für jedes Microscop 4 neue Grup- 
pen, 2 für obere und 2 für untere Culmination, aus je drei Intervallen untersucht. Dieses 
geschah in der Weise, dass ich den Werth einer Umdrehung der Micrometerschraube zu- 
erst durch Messungeu von 6 symmetrisch auf dem Kreise belegenen Intervallen bestimmte, 
worauf 2 Gruppen gemessen wurden ; dann wurden wieder 6 andere Intervalle gemessen, 
ebenso die beiden andern Gruppen und schliesslich noch einmal wieder 6 andere Intervalle. 
Da aber die einzelnen Intervalle innerhalb eines jeden Grades mit systematischen Fehlern 
behaftet sind, wie man in der Einleitung zum Vol. IV der a Observations de Poulkova» sehen 
kann, so mussten zu den für die Ermittelung der Werthe der Schraubenumgänge gemes- 
senen Intervallen die entsprechenden Correctionen angebracht werden. Um mich so viel 
wie möglich von der noch übrig gebliebenen Unsicherheit dieser Correctionen -unabhängig 
zu machen, wählte ich die Intervalle so, dass sie, in Bezug auf die Reihenfolge innerhalb 
des Grades, sich an einander schlössen. Hatte ich z. B. in einem Grade das Intervall 0'- 2' 
