Die Polhöhe von Pulkowa. 
13 
Fehlers in dem angewandten Werthe ist hier nicht angebracht worden, da eine Zenith- 
distanz dadurch nur ausnahmsweise um ein bis zwei Hundertstel der Secunde geändert 
worden wäre. 
Um die Stellung des Microscopenträgers gegen den Horizont zu beurtheilen, ist ein 
mit der Kreisebene paralleles empfindliches Niveau daran befestigt, welches für jede Ein- 
stellung abgelesen wird. Dabei wird dasselbe Princip befolgt, wie bei der Micrometer- 
schraube, indem die Verticalachse des Instrumentes vermittelst der südlichen Fussschraube 
immer so berichtigt wird , dass die Correction wegen des Niveaus die Ablesungen des 
Kreises in beiden Lagen ungefähr gleich viel vergrössert oder verkleinert, wodurch der 
Werth eines Niveautheiles also aus der berechneten Zenithdistanz eliminirt wird. Um jedoch 
bei vorkommenden Abweichungen von diesem Princip sichere Correctionen für das Niveau 
anbringen zu können, habe ich es bei verschiedenen Temperaturen auf dem Niveauprüfer 
der Sternwarte untersucht. Folgende sind die Werthe, die ich dabei für einen halben 
Niveautheil bekommen habe : 
Juli 
20 
-t-14^6 
1. 
Reihe 
V 
0"490 
vorwärts g 
edrcht 
2. 
» 
0,480 
rückwärts 
» 
о 
о. 
0,494 
vorwärts 
4. 
» 
0,490 
rückwärts 
» 
Nov. 
0 
■+■ 2Д 
5. 
0,477 
rückwärts 
6. 
» 
0,487 
vorwärts 
» 
7. 
0,484 
rückwärts 
8. 
» 
0,485 
vorwärts 
Dec. 
12 
— 9,3 
9. 
0,467 
rückwärts 
» 
10. 
» 
0,490 
vorwärts 
11. 
0,482 
rückwärts 
12. 
0,492 
vorwärts 
Mittel ... I = 0"484 
Die einzelnen Reihen sind jedes Mal durch verschiedene Theile der Schraube be- 
stimmt. Wie man aus diesen Zahlen sieht, ist kein Grund vorhanden, für verschiedene Tem- 
peraturen verschiedene Werthe eines Niveautheiles anzunehmen. 
Bei der Réduction der beobachteten Zenithdistanz auf die Zenithdistanz im Meridian 
hätte eigentlich jede einzelne Einstellung der Micrometerschraube mit dem dazu gehören- 
den Stundenwinkel berechnet werden sollen ; da aber alle zu einer Kreisablesung gehören- 
den Einstellungen fast immer innerhalb 2 Zeitminuten gemacht sind, und man ohne Beein- 
trächtigung der Genauigkeit der Rechnung hier annehmen konnte, dass die Acnderungcn 
der Zenithdistanzen innerhalb dieser Intervalle der Zeit proportional sind, so habe ich so- 
wohl die Ablesungen der Micrometerschraube als die entsprechenden Zeitmomente zu Mit- 
