ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 555 
canal direct, hermétique, sans que même, le voulût-on, une trace d'air pût 
venir se mêler au sang ou le coaguler. 
Je pose en fait qu'avec mon transfuseur on opère la transfusion immédiate, 
car le sang est conduit par un canal ininterrompu de la veine qui donne à 
celle qui reçoit. Ce canal est très-court, il est construit de substances parfai- 
tement inertes; ni l'argent, ni le verre, ni le caoutchouc naturel ne peuvent 
influencer sur la nature du sang qui les touche. 11 conserve toutes ses qualités, 
toute sa température, il arrive seul, complet, inaltéré et vivant, aussi réelle- 
ment que, quand par la transfusion immédiate avec un seul tube dans la caro- 
tide, on forçait Je cœur de l'un à pousser son sang dans la veine de l'autre. 
Bien plus, c'est du sang veineux qui arrive dans une veine, évitant ainsi le 
danger d'envoyer du sang artériel dans le cœur veineux. 
J'ai la conviction profonde qu'avec ce transfuseur, la transfusion du sang 
sera remise à l'élude. La valeur de cette opération est indiscutable et incon- 
testée dans ses indications. 
Seule elle peut retenir la vie qui va s'échapper avec l'hémorrhagie. Seul le 
sang humain peut réveiller le cerveau de l'homme et ranimer le cœur 
exsangue qui vient de cesser de battre. 
J'espère, en un mot, qu'avec cet instrument la transfusion du sang se fera 
par centaines de fois, car c'est par centaines de fois qu'elle est indiquée, et 
seule indiquée dans les ambulances militaires ou dans la pratique civile, et 
j'ai la confiance que les résultats qu'il donnera feront oublier les tâtonne- 
ments malheureux inscrits dans les annales de la science. 
En effet, si nous consultons les tableaux des transfusions de sang, dressés 
par les divers auteurs sur la matière, nous trouvons : 
4° Un nombre total très-restreint de transfusions (76 observations publiées), 
quand des milliers de cas l'ont demandée. Ce qui s'explique par le peu de con- 
fiance accordé aux instruments défectueux présentés aux chirurgiens; 
2° Une quantité considérable de morts pendant ou après la transfusion 
(33 morts pour 76 opérations). Les unes par entrée de l'air dans la veine, 
3/33 ; d'autres par pénétration de caillots dans la veine, 4/33; d'autres par 
pénétration de caillots dans la veine, 4/33; d'autres par l'insuffisance des 
transfusions faites avec du sang défibriné, 4 2/H3. Même parmi les cas de 
transfusions suivis de guérisons, qui sont au numbre de 43, on en trouve 7/43 
qui ont été suivis d'accidents plus ou moins graves par suite très-probable de 
pénétration de caillots dans la veine ou par phlébites produites par la liga- 
ture de la veine sur la canule. 
Tes autres enfin n'ont pas donné les beaux résultats qu'on est en droit 
d'attendre de l'opération, parce que le sang avait subi une manipulation 
préalable qui en a détruit les qualités ; soit qu'il ait été défibriné ou réchauffé 
ou refroidi pour éviter la coagulation, soit par le contact de l'air, soit altéré de 
quelque aulre façon. 
Une courte revue des divers instruments proposés jusqu'à aujourd'hui, 
l'exposé des divers procédés opératoires, montreront qu'on n'avait pas encore 
réussi à remplir tout entière la grande condition de la transfusion. 
