556 ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 
Sans parler des médecins italiens de la cour de Catherine de Médicis, qui 
sacrifiaient des enfants volés dans les rues de Paris, en insinuant dans leur 
carotide un tube dont la pointe pénétrait dans la veine d'un grand seigneur et 
pratiquaient la transfusion immédiate; oubliant aussi les expérimentateurs 
du XV e siècle qui pratiquaient de la même façon la transfusion immédiate, 
mais de l'animal à l'homme, nous arriverons d'emblée à notre époque pour 
parler du battage du sang à l'air libre afin de le défibriner. 
N'est-il pas évident que toutes les démonstrations de l'excellence de ce 
procédé qui prive le sang de ses parties plastiques, quand il s'agit justement 
de fournir à un hémorrhagique des éléments qui puissent obstruer ses vais- 
seaux ouverts, n'est-il pas évident, dis-je, que ce mode opératoire ne dé- 
montre que la défectuosité des appareils employés, l'impossibilité reconnue 
et acceptée alors d'empêcher la coagulation du sang pendant la transfusion ? 
N'en est-il pas de même des théories du froid et du chaud appliquées au 
sang au moyen de manchons entourant les appareils et devant contenir tantôt 
de l'eau chaude, tantôt de l'eau glacée? 
Que dire de la proposition d'incorporer de la soude au sang pour le main- 
tenir liquide, si ce n'est que ceux qui ont admis cette proposition, sont, sans 
le savoir, les premiers promoteurs du mélange de liquides médicamenteux 
dans le sang; théorie qu'ils pourront expérimenter avec mon transfuseur 
construit en vue de ce progrès. M. Mathieu, qui s'est beaucoup occupé des 
appareils pour la transfusion, en a construit un en 1 853, qui contient en 
germe l'idée du mien. C'est une sphère de caoutchouc vulcanisé à soupapes 
et à tubes, aspirant le sang d'une sorte de coupe de verre placée contre l'ou- 
verture veineuse et le poussant directement dans la veine du malade. 
Mais le caoutchouc vulcanisé perd incessamment des parcelles de soufre 
qui viennent se mêler au sang; et surtout rien ne relie l'instrument à la 
veine, la coupe de verre fait bien ventouse sur la peau quand la pompe joue 
à vide, mais aussitôt que le sang remplit la coupe, la pression atmosphérique 
extérieure cesse et l'air pénètre librement dans l'appareil. Plus tard, M. Ma- 
thieu compliqua son appareil sans l'améliorer ; il remplaça la sphère de caout- 
chouc par un corps de pompe, entoura les tubes de manchons a eau chaude, 
mais il oublia le point le plus défectueux et garda la coupe de verre, de sorte 
que l'air pénétrait dans ce nouvel instrument aussi librement que dans le 
premier. Aujourd'hui, M. Mathieu pourra remplacer celte coupe par ma ven- 
touse annulaire, extérieure à la prise de sang, et, s'emparant de mon idée, 
présenter son transfuseur complet. 
Plus récemment encore, 1 866, M. Mathieu a présenté un nouveau trans- 
fuseur encore plus éloigné du but que les précédents. 
C'est un corps de pompe renversé, surmonté d'un vaste entonnoir de 
métal, le sang de la saignée tombe dans cet entonnoir d'où il passe dans la 
pompe, mais le filet de sang traverse l'air ambiant, il s'y altère déjà,, il se 
coagule sur la vaste surface de l'entonnoir, en quelques secondes, il présente 
déjà de petits caillots. 
En 1862, M. le docteur Moncoq (de Caen) construisit un transfuseur qu'il 
