ANALYSES DE TRAVAUX FRANÇAIS ET ÉTRANGERS. 557 
nomma hémalophore. C'est à peu près l'irrigateur Eguisier avec deux tubes 
de caoutchouc, terminés par des aiguilles creuses, droites ou courbées, péné- 
trant ou traversant la veine qui donne et celle qui reçoit. Mais le sang n'entre 
pas dans l'œil trop étroit de l'aiguille ; on doit placer une ligature sur la 
veine et exposer ainsi la personne qui donne son sang aux dangers si sérieux 
de la phlébite. M. Moncoq l'a bien compris, puisqu'il propose de remplacer 
l'aiguille qui puise le sang par la cupule de verre de M. Mathieu. De celte 
façon le sang pénétrera dans l'appareil, mais l'air y viendra avec lui. En appli- 
quant à cet instrument ma ventouse annulaire, on aura encore un transfuseur 
satisfaisant, quoique beaucoup trop compliqué. 
Cependant mon transfuseur, permettant de pratiquer la saignée sous l'eau, 
offre seul cette garantie indiscutable que le sang transfusé n'aura été et ne 
pourra être en quoi que ce soit au contact de l'air, même un seul instant. 
Seul, aussi, il permettra l'introduction de liquides médicamenteux dans le sang 
transfusé. De plus, il est beaucoup plus simple de construction, plus fidèle 
dans son jeu, plus facile à manœuvrer que tous les autres. 
Ce qui me fait espérer qu'il pourra arriver à être placé dans les caisses de 
chirurgie des armées, car c'est sur le champ de bataille qu'il est appelé à 
rendre les plus nombreux services en sauvant la vie des soldats blessés d'une 
plaie artérielle qui, légère en elle-même, les tue cependant par hémorrhagie. 
Je donne ici une observation de transfusion in extremis. Son succès fut 
complet, il a prouvé pour moi la fidélité de l'instrument et les magnifiques 
résultats que l'on peut attendre d'une transfusion bien faite. 
J'ai fait une dizaine d'expériences sur des animaux, répétant les essais des 
auteurs, j'ai réussi à chaque fois ; je n'en donne qu'une qui résume les autres 
et montre : 1 0 Qu'avec la transfusion on peut rendre la vie à un animal en 
état de mort apparente, voisine de la mort réelle; 2° qu'avec ce transfu- 
seur on ne peut pas manquer d'opération. 
Observation, — Le 3 décembre 1 8 G 5 , à onze heures du soir, je suis 
appelé en toute hâte auprès d'une jeune fille de dix-sept ans, mademoi- 
selle P..., qui venait de faire une fausse couche de quatre mois et se mourait 
d'hémorrhagie. Je pris à tout hasard mon transfuseur que je construisais 
alors; arrivé chez la malade, sa sœur madame B. .. et une sage-femme qui 
l'assistait me dirent qu'elle venait de mourir. La sage-femme avait épuisé 
tout un arsenal de moyens pour la tirer de son évanouissement : ammo- 
niaque, vinaigre, eau de Cologne dans la bouche, rien n'avait pu l'exciter. 
La chambre était inondée de sang : la patiente dans une syncope profonde, 
la peau froide, couverte de sueur visqueuse, le nez pincé, les gencives dé- 
couvertes, sans respiration, sans pouls, la face cadavérique, les pupilles très- 
dilatées, fixées en haut sous les paupières baissées, me parut morte ainsi 
qu'à tous, quand mon oreille sur son cœur crut saisir une vibration plutôt 
qu'une pulsation. Je proposai à madame B. ., de lui donner un peu de son 
sang, ce qu'elle accepta avec empressement. 
11 me fut impossible de voir à travers la peau les veines de la malade, je 
