NOUVEAU BAIN - DE -PARAFFINE 
A CHAUFFAGE ET RÉGULATION ÉLECTRIQUES 
Par Cl. REGAUD 
Professeur agrégé 
Chef des travaux pratiques d'histologie à la Faculté de médecine de Lyon. 
Depuis l'article que j'ai publié, il y a plus d'un an, dans ce 
recueil 1 , en collaboralion avec M. R. Fouilliand, je me suis occupé 
de perfectionner notre appareil primitif. A la troisième session de 
Y Association des Anatomistes *, j'ai montré un second modèle, bien 
différent de l'ancien, et fonctionnant d'une manière très satisfai- 
sante. Ce second modèle a encore été légèrement modifié. Je me 
propose actuellement de décrire l'appareil dont je me sers depuis 
plusieurs mois, et auquel je ne vois plus de modifications à 
apporter. 
La figure 1 permet de prendre une vue d'ensemble de l'appareil. 
Elle montre le bain-de-paraffine proprement dit, renfermé dans 
une cage vitrée dont la porte est presque entièrement relevée. 
Devant la porte, on a disposé, pour les faire voir, l'une des deux 
cuves à paraffine P, la petite mesure M servant à puiser la paraf- 
fine et la corbeille A, en toile métallique, qui sert à recevoir les 
pièces pendant leur séjour dans le bain. L'autre cuve à paraffine 
est en place, plongeant presque entièrement dans le vase en 
1. Cl. Regaud et R. Fouilliand, Bain-de-paraffine à chauffage électrique, Journal de 
l'Anatomie et de la Physiologie, année 1900, p. 574-579, 3 fig. 
M. Steen a publié, dans le British Médical Journal, en décembre 1901, la des- 
cription d'un bain-de-paraffine électro-thermique fondé sur les mêmes principes que 
l'instrument décrit plus d'un an auparavant par M. Fouilliand et moi, mais plus com- 
pliqué. La connaissance de la bibliographie de cette petite question aurait évité peut-être 
à M. Steen la peine de publier la description de son appareil. 
2. Cl. Regaud, Nouveau bain-de-paraffine chauffé par l'électricité, C. R. de l'Associa- 
tion des Anatomistes, 3* session, Lyon 1901, p. 261. 
