A CHAUFFAGE ET RÉGULATION ÉLECTRIQUES. 195 
Telles sont les pièces principales de l'appareil, simplement énu- 
mérées. Il convient maintenant de décrire en détail celles qu'il 
importe de connaître pour comprendre son fonctionnement. 
Description de r appareil. — Explication de son fonctionnement. 
Les parties essentielles de l'appareil sont contenues dans le 
vase G (fig. 1), en verre moulé. Ses parois ont environ 5 millimè- 
tres d'épaisseur. Ses dimensions intérieures sont : 110 millimètres 
de hauteur, 150 millimètres de largeur et 180 millimètres de lon- 
gueur environ. 
Radiateur. — Le radiateur E (fig. 2) consiste en des spires de fil 
de ferro-nickel, réunies en série et montées sur un cadre isolant en 
bois dur. L'alliage de ferro-nickel a été choisi en raison de sa 
forte résistance électrique, qui permet de restreindre la longueur 
du fil tout en lui conservant un diamètre suffisant pour donner 
aux spires une certaine rigidité. La résistance électrique totale du 
radiateur est d'environ 200 ohms, et il laisse passer un courant 
de 0,60 amp. sous 120 volts. 
Le radiateur se loge exactement dans le vase en verre G (fig. 1); 
mais la hauteur du radiateur est inférieure d'un centimètre environ 
à celle du vase. 
Le fil de ferro-nickel est disposé par boudins parallèles et verti- 
caux sur chacune des quatre faces latérales du cadre, en une seule 
rangée. Dans le fond, il y a deux rangées de boudins superposées. 
Il y a à peu près autant de fil dans le fond du vase que sur les 
quatre faces latérales réunies; par conséquent la moitié de la cha- 
leur totale est produite dans le fond du bain d'huile, et l'autre 
moitié sur les faces. L'expérience a montré que, de cette manière, 
on assure l'homogénéité du chauffage mieux que si le fil était 
réparti proportionnellement aux surfaces du vase. 
Pour éviter la déformation du cadre de bois sous l'influence de 
la traction exercée par les fils, on a disposé, sur le milieu de chaque 
face latérale et dans le fond, des barreaux métalliques parallèles 
aux boudins. 
Les deux extrémités libres du fil de chauffe sortent du cadre en 
m et n (fig. 2), et sont raccordées par des conducteurs souples : 
l'une directement à l'une des bornes d'arrivée du courant, en /, 
l'autre à l'un des fils de platine du régulateur, en i. 
