198 CL. REGAUD. — NOUVEAU BAIN-DE-PARAFFINE 
Ces deux cuves doivent contenir de la paraffine de même qualité. 
L'une des cuves est destinée à contenir la provision de paraffine 
servant à l'enrobage des pièces; on y laisse en permanence le ther- 
momètre T (fig. 1), la mesure M, et la spatule qui sert à manipuler 
les pièces. L'autre cuve contient un support mobile et reposant 
sur le bord de la cuve par quatre extrémités coudées N, N. Ce 
support soutient la corbeille A, en toile métallique, où Ton dépose 
les pièces à inclure. Lorsqu'elle est en place, la corbeille est à deux 
ou trois centimètres au-dessous de la surface de la parafine. 
Régulateur. — Le régulateur est une variété du régulateur à 
hydrogène et à mercure décrit par M. Fouilliand et moi 1 . Il se 
compose (fig. 3) d'une ampoule J cylindro-conique, en verre très 
mince, terminée à ses deux extrémités par des pointes j, j' qui 
résultent de la fermeture de l'ampoule, au chalumeau, lors du 
remplissage. Le volume de l'ampoule est d'environ 75 ce. 
Du milieu de l'ampoule part un tube en verre épais, efyh, 
plusieurs fois coudé dans un plan perpendiculaire à Taxe de 
l'ampoule, comme le montre la figure 3. Les deux parties ef et gh 
sont parallèles; la partie fg est oblique et fait avec l'horizontale 
un angle d'environ 30°, lorsque la partie gh, ou tige, est verticale. 
Le diamètre intérieur du tube est de 5 millimètres. La tige gh, 
qui a une longueur d'environ 25 à 30 centimètres, se termine par 
un renflement de 20 millimètres de diamètre. 
Dans le tube sont plantés et solidement soudés deux fils de pla- 
tine d'environ 0 mm. 5 de diamètre. L'un d'eux k, placé vers le 
milieu de la hauteur de la tige, se termine dans l'intérieur du tube 
par un bout rectiligne. L'autre i, placé dans la partie oblique du 
tube à environ 20 millimètres du coude g, est au contraire coudé 
à angle droit dans l'axe du tube, dans la direction du coude g, et 
terminé en pointe à son extrémité. 
Ces deux fils de platine servent à amener le courant de chauffe 
à la colonne de mercure qui occupe le tube efgh. L'un deux i est ! 
relié à l'extrémité n du fil de chauffe, l'autre k à la canalisation en 
V en passant par la lampe rhéoscopique L (fig. 2). Les connexions 
des fils de platine avec les conducteurs du courant s'effectuent par 
l'intermédiaire de colliers de serrage (fig. 3). 
Au collier du fil k est soudé le conducteur <x, destiné à être fixé, 
1. Cl. Regaiid et R. Fouilliand, Chauffage et régulation des étuves par l'électricité, 
Journal de physiologie et de pathologie générale, t. II, p. 457-470. 
