A CHAUFFAGE ET RÉGULATION ÉLECTRIQUES. 199 
par son autre extrémité, à l'une des bornes d'arrivée du courant. 
Pour plus de commodité, le collier du fil i est relié par le conduc- 
teur p au collier supplémentaire Z, placé sur la tige. Au collier Z 
est fixé, au moyen d'un écrou de serrage, en x, le conducteur y 
provenant du radiateur. 
Le régulateur contient de l'hydrogène et du mercure purs et secs. 
A B 
Fig. 3. 
Lorsqu'il est dans la position de fonctionnement (fig. 3, 4 et 5), il 
y a un excès de mercure inutilisé dans le fond de l'ampoule J, — 
le niveau inférieur de la colonne de mercure est dans la partie fg 
du tube, à une certaine distance de la pointe du fil t, — son 
niveau supérieur est au-dessous du renflement terminal h. Il y a 
le vide barométrique au-dessus du mercure, dans le renflement. 
L'ampoule J contient de l'hydrogène, et la pression de ce gaz, 
