200 CL. REGAUD. — NOUVEAU BAIN- DE-PARAFFINE 
déterminée au moment de la construction du régulateur, est 
mesurée par la différence verticale des niveaux de la colonne de 
mercure dans le tube ; celte pression est d'environ 25 centimètres 
de mercure. 
Les connexions électriques étant établies, on comprend aisément 
que le courant ne passera dans le radiateur que lorsqu'il y aura 
contact entre le mercure et le fil coudé i. La cessation de ce 
contact interrompt immédiatement le courant et par conséquent le 
chauffage. La cessation du contact s'accompagne de la production 
d'une étincelle; mais si le mercure et V hydrogène sont purs et secs, 
il ne se produit, même après un fonctionnement prolongé, aucune 
altération de ces deux corps, et aucune perturbation, même minime, 
dans la régulation. Il n'en serait pas de même si on remplaçait 
l'hydrogène par tout autre gaz susceptible de se décomposer ou de 
se combiner avec le mercure sous l'influence des étincelles. Je n'ai 
pas expérimenté avec l'azote. 
Fonctionnement du régulateur. — Le fonctionnement de ce régu- 
lateur est des plus simples. Les variations du niveau du mercure 
dans la branche fg (et par suite l'interruption et le rétablissement 
du courant) ne dépendent que de deux facteurs seulement : 1° les 
variations de la température de l'hydrogène; 2° les déplacements de 
la colonne mercurielle, produits par l'inclinaison et le redressement 
du tube gh sur l'horizontale. Étudions ces deux facteurs. 
1° Supposons que, le régulateur étant mis en place dans le bain 
d'huile, à la température du laboratoire (15° par exemple), et la 
tige gh étant verticale, le niveau inférieur de la colonne de mercure 
arrive en x' dans la partie ef du tube (fig. 4). Le niveau supérieur 
est en y', au-dessous du rendement h dans lequel est le vide baro- 
métrique. On fait passer le courant. Le bain d'huile s'échauffe peu 
à peu, et l'ampoule à hydrogène J s'échauffe aussi comme tous les 
objets plongés dans le bain. La pression de l'hydrogène et la diffé- 
rence de niveaux de la colonne mercurielle augmentent peu à peu. 
Il arrive un moment où le niveau inférieur affleure, en x, la pointe 
du fil de platine i, tandis que le niveau supérieur est dans le renfle- 
ment, en y. Bientôt, le chauffage continuant, le contact cesse brus- 
quement entre le mercure et le fil i et le courant est interrompu 
(par exemple à 70°). Le bain d'huile et l'ampoule J commencent 
alors à se refroidir; la pression de l'hydrogène diminue, le niveau 
inférieur du mercure remonte un peu, atteint de nouveau la pointe 
