A CHAUFFAGE ET RÉGULATION ÉLECTRIQUES. 203 
automatiquement interrompu à 70°; il en sera de même après 
chaque interruption du chauffage, aussi souvent qu'on le voudra. 
2° Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on incline la tige gh 
du régulateur, au moyen de la vis régulatrice V (fig. 1 et 2), de façon 
à faire tourner l'ampoule J autour de son axe 0 (fig. 5), la tempé - 
rature restant à 15°. Lorsque la tige gh était verticale, le niveau 
inférieur du mercure était en x'. Ce niveau s'abaisse de plus en 
plus à mesure que l'inclinaison de la tige gh augmente. A un 
moment donné, la surface du ménisque du mercure affleure la 
pointe du fil de platine t, au niveau x. Si on faisait alors passer le 
courant, il ne serait pas possible de faire monter la température du 
bain au-dessus de 15°. Par conséquent en inclinant la tige gh du 
régulateur, on diminue la température de réglage, et inversement . 
Il est clair que la température maxima sera atteinte lorsque la 
tige gh sera dans la position verticale, et que, pratiquement, on 
obtiendra aisément la régulation à une température aussi basse 
qu'on voudra. 
Qualités et défauts du régulateur. — Lorsque l'hydrogène et le 
mercure du régulateur sont purs et secs, les étincelles qui se pro- 
duisent entre la pointe du fil de platine i et le mercure, à chaque 
cessation de contact sont absolument sans inconvénient. Si, au con- 
traire, le régulateur contient des impuretés, et notamment de 
l'oxygène, il se produit au moment des étincelles des actions chi- 
miques de combinaison et de décomposition qui influent sur le 
niveau inférieur du mercure et troublent légèrement la régulation. 
Il y a lieu de distinguer deux modes de sensibilité du régulateur : 
1° la rapidité avec laquelle l'hydrogène de l'ampoule J se met en 
équilibre de température avec le bain d'huile; 2° la valeur de la 
différence de niveaux que subit la surface du mercure, dans le 
tube fg pour une différence de température de 1°. 
La rapidité avec laquelle le régulateur se met en équilibre ther- 
mique avec le bain d'huile dépend principalement : 1° du rapport 
entre la surface de l'ampoule et son volume; 2° de l'épaisseur de 
sa paroi. Il est clair que plus la surface sera grande par rapport au 
volume du gaz, et plus le verre sera mince, mieux se feront les 
échanges thermiques entre l'huile et l'hydrogène. L'épaisseur de 
la paroi a surtout une grande importance ; plus la paroi est épaisse, 
plus grand est le retard existant entre les indications fournies par 
les alternatives de passage et d'interruption du courant et celles 
