204 CL. HEGAUD. — NOUVEAU BAIN-DE-PAR AFFINE 
fournies par un thermomètre sensible dont on aura placé la cuvette 
à côté de l'ampoule du régulateur. Bien entendu, l'épaisseur de la 
paroi de l'ampoule non seulement retarde les transmissions de 
chaleur entre le gaz et l'huile, mais encore amortit les oscillations. 
La sensibilité proprement dite, différence de niveaux de la sur- 
face inférieure du mercure pour une différence de températures de 
4°, dépend principalement des conditions suivantes : pression du 
gaz dans l'ampoule, volume du- gaz, section du tube, section du 
renflement qui termine la tige, inclinaison de la partie fg du tube 
sur V horizontale. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les calculs qui 
permettent de déterminer la sensibilité du régulateur d'après les 
données numériques. Je me bornerai à quelques renseignements 
sommaires. 
La sensibilité augmente avec la pression du gaz de l'ampoule. 
Une pression de 25 centimètres suffit dans ce cas particulier. Il y 
aurait quelque inconvénient à augmenter la pression, en raison de 
la longueur encombrante de la tige. 
La sensibilité augmente avec le volume de l'a.mpoule, jusqu'à une 
certaine limite, au delà de laquelle elle reste à peu près station- 
naire. Inversement, la sensibilité diminue quand on augmente la 
section du tube. Mais il n'est pas pratique de faire descendre le 
calibre intérieur du tube au-dessous de 4 millimètres de diamètre : 
la mise en état de fonctionnement du régulateur (voir plus loin) 
deviendrait difficile, et les phénomènes de capillarité nuiraient à la 
régulation. 
Le renflement qui termine la tige du régulateur a pour effet de 
diminuer beaucoup la contrepression due à l'abaissement du niveau 
de mercure dans la partie fg. Si le tube gh était d'un calibre uni- 
forme jusqu'à son extrémité, chaque abaissement de 1 millimètre 
du niveau du mercure dans la partie fg s'accompagnerait d'une élé- 
vation de 1 millimètre du niveau du mercure dans la partie gh, ce 
qui ferait en tout une augmentation de pression de 2 millimètres. 
Au contraire, lorsque le tube g h est terminé par un renflement de 
section considérable par rapport à la sienne propre, un abaisse- 
ment de 1 millimètre du niveau inférieur ne s'accompagne pas d'une 
élévation appréciable du niveau dans le renflement. 
La sensibilité dépend encore de l'obliquité de la partie fg du 
tube par rapport à l'horizontale. Il est clair que le chemin parcouru 
par le niveau du mercure, pour une différence de température 
