206 CL. REGAUD. — NOUVEAU BAIN-DE-PARAFFINE 
métalliques; q est relié à t par un fil, et à s par un autre fil qui tra- 
verse la lampe; s est relié au régulateur en k. Un ressort w, métal- 
lique, relie t à s, mais peut être écarté de t par pression sur le 
bouton B. Lorsque le ressort u touche la pièce t, le courant passe 
de q en s par deux voies : la voie qtus, dont la résistance est insi- 
gnifiante, et la voie qLs, dont la résistance est très grande (par 
rapport à celle de l'autre voie) ; on sait que, dans ces conditions, 
le courant se partage entre les deux voies, de telle façon que les 
intensités des deux courants sont inversement proportionnelles aux 
résistances qu'ils rencontrent; la lampe L n'est pas incandescente. 
Au contraire, lorsque la pression exercée par le bouton B détache 
u de t, le courant n'a plus qu'une voie, qui est qLs, et la lampe 
devient incandescente. 
Montage et réglage du bain-de-parafflne. 
Les diverses pièces qui composent l'appareil étant démontées, il 
est très facile de les remettre en place. 
Le vase en verre est posé sur une table, en dehors de la cage ; 
on y met le radiateur, puis le plateau abcd (fig. 2). Ensuite on 
s'occupe de mettre le régulateur en état de fonctionnement. 
Mise du régulateur en état de fonctionnement. — On comprend 
aisément que la colonne de mercure, dans le tube efgh, lorsque 
le régulateur est en état de fonctionnement (fig. 3), ne possède 
qu'un équilibre très instable. Il suffit d'un déplacement un peu 
brusque, d'une inclinaison un peu exagérée de la tige gh, pour 
amener au coude g le niveau inférieur de la colonne de mercure. 
Des bulles de gaz passent dans la partie gh du tube et montent dans 
le renflement h : le régulateur n'est plus en état de fonctionner 
convenablement. Les secousses d'un voyage déterminent infaillible- 
ment le passage de l'hydrogène dans la tige gh et du mercure dans 
l'ampoule. Il est heureusement très facile de remettre le régulateur 
en état de fonctionnement. 
Cette opération comprend deux temps : dans le 1 er temps, on fait 
passer tout le mercure dans la partie fgh et on en chasse les bulles 
de gaz ; dans le 2 e temps, on redresse le régulateur et on fait repasser 
dans l'ampoule une certaine quantité de mercure en excès. 
1 er temps. — Supposons que tout le mercure ait passé dans 
