210 
CL. REGAUD. — NOUVEAU BAIIN-DE-PAK AFFINE 
régulation par quelques tâtonnements, en redressant ou en incli- 
nant le régulateur. 
Si, le régulateur étant incliné au maximum, la température reste 
trop élevée, c'est qu'on n'a pas fait passer dans l'ampoule une 
quantité suffisante de mercure. Si, auconlraire, le régulateur étant 
vertical, la température reste trop basse, c'est qu'on a fait passer 
trop de mercure dans l'ampoule. Dans l'un et l'autre cas, on est 
obligé de retirer le régulateur et de corriger le défaut reconnu. Mais 
ces tâtonnements ne sont guère à craindre, car l'inclinaison du 
régulateur permet de le faire fonctionner entre un maximum et un 
minimum largement espacés. 
Finalement, on met en place la tablette S, la corbeille A sur 
son support, dans l'une des cuves, la mesure et la spatule dans 
l'autre cuve contenant déjà le thermomètre. 
Pratique des inclusions au moyen du bain-de-paraffine électrique. — 
Avantages de ï appareil, sa consommation électrique. 
Chacun sait que la consistance d'un échantillon donné de paraf- 
fine, et par conséquent son aptitude à fournir de bonnes coupes, 
varient suivant la température, et par conséquent suivant les sai- 
sons. A moins de réserver aux microtomes à paraffine un local spé- 
cial dont on maintiendrait toute l'année la température constante 
(à 16 ou 18°, par exemple), on est obligé de changer de temps en 
temps de paraffine. Généréralement on s'arrange pour avoir à sa dis- 
position des provisions de paraffines fondant à des températures diffé- 
rentes, et on emploie toujours une paraffine fondant à 30-35° (suivant 
les sortes commerciales) au-dessus de la température du laboratoire. 
On peut modifier peu à peu le point de fusion de la paraffine con- 
tenue dans les cuves, en lui ajoutant des fragments de paraffine plus 
dure ou plus molle. On peut aussi passer brusquement d'une paraf- 
fine à une autre en changeant en bloc le contenu des deux cuves. Mais 
il est bien préférable de posséder plusieurs paires de cuves inter- 
changeables contenant des paraffines de points de fusion différents. 
On sait qu'il est très pratique, pour connaître indirectement le 
point de fusion d'un échantillon de paraffine, de déterminer direc- 
tement son point de solidification. 
Pour l'usage du bain-de-paraffine, il est commode de conserver 
la paraffine solide en minces fragments concassés. Pour cela, on 
