A CHAUFFAGE ET RÉGULATION ÉLECTRIQUES. 211 
fait fondre les épaisses plaques du commerce, on détermine et s'il 
y a lieu on modifie (par des mélanges) leur point de fusion, et on 
coule la paraffine fondue en couche mince sur de larges plateaux 
métalliques. On détache des plateaux les plaques encore un peu 
molles, on les laisse refroidir entièrement et on les concasse. 
Il est d'usage de ne pas porter les pièces directement du dissol- 
vant de la paraffine (xylol, chloroforme, etc.) dans la paraffine 
fondue, mais de les faire passer par un bain intermédiaire cons- 
titué par une solution saturée de paraffine dans le dissolvant, à 
l'étuve. Le bain de paraffine électrique se prête très bien à cet 
usage. L'atmosphère de la cage vitrée est en effet à une température 
intermédiaire entre celle de la paraffine fondue et celle de l'air 
extérieur. On maintient sur la tablette S (fig. 1 et 2) un flacon 
bouché à l'émeri, contenant la solution saturée de paraffine. 
Les pièces sont finalement déposées dans la corbeille en toile 
métallique placée dans Tune des cuves à paraffine. Le transport des 
pièces doit s'effectuer avec une spatule, qu'il est bon de laisser en 
permanence dans l'autre cuve à paraffine, en compagnie du ther- 
momètre et de la mesure. Dans la corbeille, les pièces sont facile- 
ment visibles, et s'imprègnent très régulièrement de paraffine. 
La parfaite constance de la température du bain, la possibilité de 
régler cette température aussi près qu'on veut du point de solidifi- 
cation de la paraffine, la certitude d'éviter la surchauffe, atténuent 
considérablement les inconvénients de la paraffine pour les tissus et 
permettent de prolonger la durée d'immersion des pièces dans lebain. 
Au moment de faire l'enrobage des pièces, on dispose à côté de 
l'appareil, sur une plaque de verre, les disques de verre et les 
cadres métalliques démontables habituellement en usage. Il est 
bon de les chauffer sur une flamme d'alcool, ou de les badigeonner 
avec un bec de gaz de Bunsen, pour éviter le refoidissement trop 
brusque de la paraffine. On transporte la paraffine fondue dans les 
cadres k inclusion au moyen de la mesure spéciale. 
Au fur et à mesure que la provision de paraffine s'épuise, on la 
remplace en puisant dans la cuve où est placée la corbeille. C'est 
dans cette dernière cuve qu'on ajoute les fragments de paraffine 
nouvelle. Sans cela, la paraffine contenue dans cette cuve ne tarde- 
rait pas à contenir une proportion gênante de xylol. 
La lampe rhéoscopique peut servir pour éclairer la cage vitrée 
au moment d'une manipulation de courte durée. Il suffit d'une 
