BAIN DE PARAFFINE A CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
Par mm. 
CL. REGAUD et R. FOUILLIAND 
Chef des travaux hislolonriques à la Faculté Licencié ès sciences physiques et 
de médecine de Lyon. mathémaLiques. 
Le chauffage par l'éleclricité permet d'apporter des perfectionne- 
ments importants aux bains de paraffine dont on se sert dans les 
laboratoires d'histologie. L'appareil que nous allons décrire est lui- 
même susceptible d'être amélioré notablement : nous y travaillons 
en ce moment-ci. Mais, tel qu'il est, il représente un progrès consi- 
dérable sur les appareils actuellement en usage; comme, d'autre 
part, il peut être réalisé à peu de frais dans tout laboratoire pourvu 
d'une distribution d'électricité pour l'éclairage, nous pensons rendre 
service en le faisant connaître. 
Voici d'abord l'énumération des parties dont se compose notre 
appareil (iig. 1). Sur un plateau en bois, partiellement protégé par 
une plaque de verre (non représentée), et reposant sur la table de 
travail par des vis calantes, est posé le récipient à paraffine (R). 
Dans le fond de ce récipient est disposé le radiateur, source de 
chaleur. Dans la paraffine fondue sont immergés un thermomètre 
(s'il y a lieu), un régulateur (r) et un flacon (F), qui contient une 
solution de paraffine dans du xylol. Ces trois pièces (deux seule- 
ment, le régulateur et le flacon, sont représentées sur le dessin) 
sont portées par des bras mobiles articulés sur un support com- 
mun (S) vertical. Les morceaux à infiltrer de paraffine sont con- 
tenus dans des corbeilles en fil métallique suspendues dans le bain. 
Le récipient et toutes les parties qui lui sont annexées sont recou- 
verts par une cloche en verre. En dehors de la cloche est fixé au 
plateau un relais électro-magnétique (M). Le courant électrique qui 
actionne ce relai, sous la dépendance du régulateur, est dérivé du 
