A CHAUFFAGE ÉLKCTRIQUE. 577 
Nous avons essayé de substituer au dispositif précédent des résis- 
tances de nature diverse (lampes à incandescence, par exemple) 
suspendues dans le bain; mais, dans ces conditions, l'homogénéité 
du chauffage laisse beaucoup à désirer. 
Un perfectionnement peut-être notable consistera à substituer au 
fil de chautïe nu une plaque chauffante métallo -céramique reposant 
au fond du récipient. C'est ce dont nous nous occupons actuelle- 
ment. 
Le radiateur étant en place, les extrémités du fil de chauffe sor- 
tent du récipient et sont fixées chacune à une borne sur le plateau 
qui supporte l'appareil. 
Régulateur et relais. — Parmi les régulateurs de chauffage 
électrique, le plus simple et en même temps le mieux approprié au 
bain de paraffine, c'est le thermomètre à mercure à contact élec- 
trique (contact dans l'huile de vaseline ou dans l'air confiné, pour 
éviter l'altération du mercure sous l'influence des étincelles). 
On établit le contact électrique à la température même que doit 
avoir le bain de paraffine, en retirant ou en enfonçant le fil de pla- 
tine dans la tige du régulateur. Si cette tige est graduée en degrés 
thermométriques, on peut se passer de tout autre thermomètre 
immergé dans le bain, ce qui simplifie l'appareil. On peut aussi se 
servir d'un régulateur à hydrogène, dans le(juel l'élévation de tem- 
pérature interrompt le passage du courant : le relais devient alors 
inutile. Avec ces instruments, pour la description desquels nous 
renvoyons à un travail antérieur ^ la régulation est, bien entendu, 
automati(]ue, et le changement de température se fait à volonté 
sans aucun tâtonnement. 
Le relais électro-magnétique est fixé sur le plateau, en dehors de 
la cloche. Le trajet des courants de chauffe et de régulation est 
représenté par la figure 2. (Le trajet du courant de chaufïe est en 
traits pleins, celui du courant de régulation est en pointillé). Pour 
de plus amples explications, nous renvoyons au mémoire cité plus 
haut. 
Bain dr paraffine-xylol. — On sait qu'il est d'usage de ne pas 
porter directement les pièces du xylol (ou d'un autre dissolvant de 
1. Cl. Hegaud et \\. Fouilliand, Gliaulîage et régulation des étiives par l'électricité. 
Journal de phijsiolngie et de pathologie générale, t. H, ii° 3, p. 457-470, ■^ ligures 
dans le texte. 
