p. LE DAMANY. — L' ANGLE SACRO-PELVIEN. 167 
dans la mesure où nos connaissances anatomiques nous le permet- 
tent, les défauts de montage ou autres des bassins étudiés. 
Le gomomèthe sacuo-pelvien. — Il est destiné à mesurer l'angle 
sacro-pelvien. Nous en avons deux modèles différents. L'un (fig. H) 
permet de mesurer facilement et rapidement cet angle sur les sque- 
lettes d'adultes et sur les cadavres frais d'adultes et de grands 
enfants. L'autre est commode pour mesurer ce même angle sur 
Fig. 11. — Le goniomètre sacro-pelvien (grand modèle) vu par ses deux faces (1/2 grandeur). 
les embryons et les fœtus. Accessoirement, ils peuvent être utilisés 
pour mesurer le même angle sur les animaux. 
L'angle sacro-pelvien, tel que nous l'éludions chez l'homme, est 
formé par deux lignes situées dans le plan médian. L'une va du 
bord antéro-supérieur de la symphyse pubienne au promontoire, 
l'autre est tangente, sur la ligne médiane, en haut, à l'angle sacro- 
vertébral (bord supérieur du corps de la première vertèbre sacrée), 
en bas au point de fusion des deux premières vertèbres sacrées. 
Sur le trajet de cette seconde ligne, les monteurs de squelettes 
placent fréquemment un fil de laiton ou un écrou servant à unir le 
sacrum aux vertèbres lombaires. Comme beaucoup de squelettes 
sont ainsi montés, il faut que l'instrument présente un espace libre 
où ce corps étranger puisse se loger. 
