168 p. LE DAMANY. — L'ANGLE SACRO-PELVIEN. 
L'appareil représenté par la figure 11 est très commode. Le long 
du 0° se déplace une chappe mobile (d) qui s'applique contre la 
ligne de fusion des deux premières vertèbres sacrées. La ligne 
0°-180° de l'appareil sera parallèle à l'un des côtés de l'angle à 
mesurer, car le centre du rapporteur, ou plus exactement une petite 
pointe (c) adaptée au disque qui tourne autour de ce centre, sera 
placée au contact du promontoire; elle repose sur la face supé- 
rieure du premier corps vertébral sacré. La longue aiguille indica- 
trice {a b), dont cette pointe 
est la terminaison, suivra la 
ligne promonto-sus-pubienne, 
deuxième côté de l'angle à 
étudier. L'ensemble du dis- 
positif opératoire est repré- 
senté dans la figure 12. Des 
vis de serrage (e et g) permet- 
tent d'immobiliser solidement 
les rapports des diverses par- 
ties de l'appareil et suppri- 
ment toute possibilité de 
dérangement durant le trans- 
port de l'instrument jusqu'à 
portée de l'œil. On a ainsi 
Fig. 12. - Comment on mesure l'angle sacro- tOUtC SéCUrité pOUr la leCtUrO 
jielvien humain. 
des mesures obtenues. Cette 
lecture se fait du côté où la tige indicatrice forme un biseau. 
Ce goniomètre permet de faire, avec simplicité, facilité et rapidité, 
des mensurations très nombreuses dans les collections anthropolo- 
giques. 
Mais il est trop grand pour les recherches à faire sur les bas- 
sins de fœtus et d'embryons humains. Pour ces squelettes, nous 
utilisons un instrument plus petit, dont le principe est le même, 
mais que nous pouvons introduire dans des cavités pelviennes très 
étroites. C'est une sorte de petit compas, à branches très inégales 
(fig. 13). La plus grande suit la ligne promonto-sus-pubienne, la 
plus courte est parallèle à la face antérieure de la première pièce 
sacrée. La petite chappe mobile est placée sur la ligne d'union des 
deux premières vertèbres sacrées. L'instrument est ensuite trans- 
porté sur un rapporteur, son axe coïncidant avec le centre. La 
