ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1912 Г. 
109 
Тифлисская Обсѳрваторія. 
Директоръ Тифлисской Физической Обсерваторіи, С. В. Гласекъ, доставилъ мнѣ 
слѣдующій отчетъ за 1912 годъ для представления его въ Императорскую Академію Наукъ. 
Къ концу отчетеаго года удалось, несмотря на всѣ многочисленный затру днеиія и пре- 
пятствія, о которыхъ я сообщалъ въ своихъ прежнихъ отчетахъ, закончить всѣ постройки 
по магнитному отдѣленію Обсерваторіи въ Карсани. Внутренняя отдѣлка всѣхъ зданій была 
тоже закончена къ концу года, а въ подвалѣ для варіаціонныхъ и въ павильонѣ для абсо- 
лютныхъ наблюденій были установлены столбы подъ соотвѣтствующіе приборы. Отложены 
до будущаго года — установка наружныхъ входныхъ лѣстницъ къ отдѣльнымъ квартирамъ 
въ главномъ зданіп, такъ какъ ранніе холода затрудняли отдѣлку каменныхъ ступеней и 
установку ихъ на цементномъ растворѣ. Въ помѣщеніи для электрической станціи заложены 
только Фундаменты подъ моторъ, и динамомашииу, такъ какъ Фирма Сименсъ-Шуккертъ, 
съ которой заключенъ контрактъ по устройству электрическаго освѣщенія, обязалась за- 
кончить таковое только къ 31 января будущаго 1913 года. 
Въ общемъ удалось не только ввести нѣкоторыя улучшенія противъ первоначальныхъ 
плановъ, но и произвести довольно крупныя сверхсмѣтныя работы. Болѣе существенный 
сверхсмѣтныя работы слѣдующія. Варіаціонный подвалъ построенъ цѣликомъ изъ кирпича, 
а не изъ рваннаго камня, какъ это предполагалось по смѣтѣ. Такъ какъ кирпичъ, даже въ 
ТифлисѢ, болѣе чѣмъ въ 3 раза дороже рваннаго камня, то это весьма важное усовершен- 
ствованіе, было бы невыполнимо, если-бы не были устроены на мѣстѣ два кирпичныхъ 
завода. При постройкѣ изъ рваннаго камня, устройство болѣе или менѣе раціональной венти- 
ляціонной системы и отопленія было бы немыслимо; при кирпичной-же кладкѣ явилась воз- 
можность введенія таковой. Какъ внѣшнія стѣны подвала, такъ и внутреннія — окружаю- 
щая залы съ приборами, выведены такъ, что внутри ихъ имѣется полое пространство, для 
циркуляціи воздуха. Своды, само собою разумѣется, тоясе двойные. Такимъ образомъ, на- 
грѣтый воздухъ обхватываетъ внутреннія помѣщенія два раза — во первыхъ внутри внѣш- 
нихъ стѣнъ, отдѣленныхъ корридорами отъ стѣнъ самыхъ помѣщеній, и во вторыхъ онъ 
циркулируетъ также внутри этихъ послѣднихъ стѣнъ. 
Такъ какъ при опредѣленіи температурныхъ коэФФИціентовъ варіаціонныхъ инстру- 
ментовъ весьма важно, чтобы температура одной серіи приборовъ оставалась по возможно- 
сти постоянной во время варіаціи температуры другой серіи, то системы отопленія и вен- 
тиляціи отдѣльныхъ помѣщеній сдѣланы совершенно независимыми другъ отъ друга. Тоже 
