ОТЧЕТЪ ДО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРШ ЗА 1912 Г. 
135 
Въ отчетномъ году провѣрены Обсерваторіей для различныхъ учрежденій и лицъ слѣ- 
дующіе приборы: 
анероидовъ 2 1 и ртутныхъ барометровъ 7 
и для нашихъ стаецій: 
анероидовъ 4 и ртутныхъ барометровъ 1 8 
Какихъ либо существенныхъ измѣненій въ наблюденіяхъ Иркутской Обсерваторіи въ 
отчетномъ году не произошло. 
Слѣдуетъ всетаки отмѣтить, какъ весьма цѣнвое пріобрѣтеніе, установку новаго нор- 
мальнаго барометра Фуса К°. 688 съ очень широкою трубкою въ 15 мм., съ двойнымъ 
нажимомъ на систерну и точностью отсчетовъ въ 0.02 мм. 
Этотъ нриборъ, описанный въ каталогѣ берлинскаго механика Фуса подъ JV° 1 а, 
пріобрѣтенъ былъ нами и установленъ въ іюлѣ 1912 года въ камеиномъ зданіи отдѣленія 
сѣти станцій, а не въ деревянномъ зданіи самой Обсерваторіи. Сдѣлано это въ видахъ 
большей безопасности и болѣе надежной установки новаго нормальнаго барометра, чтобы 
не тревожить его при предстоящей перестройкѣ главнаго зданія. 
Вмѣстѣ съ этимъ нормальнымъ барометромъ высокой точности пріобрѣтены были 
также отъ Фуса два, называемыхъ этимъ механикомъ тоже нормальными, барометра 
Вильда-Фуса съ точностью отсчетовъ до 0.05 мм. при ширинѣ трубокъ въ 14 мм. Всѣ 
эти приборы были присланы въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію съ 
трубками, уже наполненными ртутью Фусомъ. Въ С.-Петербургѣ они были собраны и 
вывѣрены, послѣ чего доставлены въ Иркутскъ особо командированнымъ для этого А. Г. 
Санинымъ. Послѣ свѣрки всѣхъ нашихъ наличныхъ барометровъ, въ томъ числѣ и преж- 
няго «нормальнаго» Туреттини № V съ вновь прибывшими, мы завершили сравненіе на- 
шихъ барометровъ съ Петербургскимъ вторымъ сравненіемъ двухъ, упомянутыхъ выше 
контрольныхъ барометровъ Ж№ 676 и 679, сдѣланнымъ В. Б. Шостаковичемъ, коман- 
дированнымъ для этой цѣли въ Николаевскую Главную Физическую Обсерваторію въ 
Январѣ 1913 г. Всѣ четыре сравненія контрольныхъ барометровъ №№ 676 и679 съ нор- 
мальнымъ № 688, сдѣланныя два раза въ Петербурге и два раза у насъ, указали, что раз- 
ница между нормальнымъ № 688 и ими осталась практически прежняя — определенная при 
сравненіи всѣхъ трехъ барометровъ съ Петербургскимъ нормальнымъ. Такимъ образомъ, 
поправка 0.00 мм., определенная въ Петербургѣ для новаго нашего нормальнаго барометра 
JVs 688 Фуса, осталась неизмѣеною и послѣ его доставки сюда. 
Благодаря этимъ сравненіямъ, намъ удалось также опредѣлить заново поправку нашего 
стараго «нормальнаго» барометра № V Туреттини. До 22 марта 1910 года этотъ баро- 
метръ висѣлъ неподвижно, на томъ же мѣстѣ съ самаго основанія Обсерваторіи, и для него 
принималась нами поправка -«-0.80 мМ., весьма близкая къ опредѣленнымъ В. Б. Шоста- 
ковичемъ и С. И. Савиновымъ поправкамъ -н0.76 и -н0.74 мм., такъ что мы и при- 
