136 
М. РЫКАЧЕВЪ. 
нпмали для всѣхъ сравненій съ барометрами Сибирскихъ стаицій вышеуказанную поправку. 
22 марта 1910 года этотъ нормальный барометръ былъ перемѣщенъ въ особый шкаФъ съ 
прпспособленіемъ для электрическаго освѣщенія барометровъ сзади. Хотя это перемѣщеніе 
произошло не сразу, а постепенно для всѣхъ имѣвшихся тогда па лицо барометровъ, намъ 
пришлось констатировать изъ ряда сравненій всѣхъ барометровъ измѣненіе поправки ихъ 
по отношеыію къ нормальному на 0.11 мм. До полученія новаго нормальнаго барометра мы 
приписывали измѣненіе этой поправки старому нормальному барометру N° V. Но послѣ 
свѣрокъ, въ августѣ и октябрѣ 1912 и въ январѣ 1913 г., оказалось, что поправка № V, 
определенная ранѣе какъ 0.76 и 0.74, въ настоящее время равна -t-0.72 мм., другими 
словами, что барометръ N°. V сохранилъ и въ теченіе послѣднихъ лѣтъ, даже послѣ его 
перемѣщенія, въ точности прежнюю поправку. 
Само собой разумѣется, что намъ пришлось ввести въ вычисленія поправокъ стан- 
ціонныхъ барометровъ небольшія добавочныя измѣненія за 1910, 1911 и 1912 гг., но 
все таки намъ пріятно констатировать, что основной нашъ барометръ сохранялъ прекрасно 
свою постоянную поправку. 
На дальнѣйшее время мы еще болѣе обезпечены вполнѣ надежной связью нашихъ 
нормальныхъ барометровъ съ Петербургскимъ, такъ какъ послѣ произведенной вполнѣ осно- 
вательной провѣрки нашего новаго нормальнаго барометра мы имѣли возможность снять и 
основательно вычистить нашъ прежній нормальный Туреттини Ж?. V, послѣ его непрерыв- 
ной службы въ теченіе 25 лѣтъ все же загрязнившійся, хотя и снаружи. 
Распространяемая нами во всей Восточной Сибири на новыхъ станціяхъ, а отчасти и 
на старыхъ, по мѣрѣ необходимости замѣны старыхъ будокъ, англійская будка нѣсколько 
отличается и отъ будки Кузнецова, и отъ будокъ образца Николаевской Главной Физи- 
ческой Обсерваторіи Отъ первой она отличается болѣе тѣсными жалузи, число кото- 
рыхъ и толщина вполнѣ отвѣчаютъ у насъ указаніямъ академика М. А. Рыкачева въ его 
трудѣ по сравненію англійской и русской будокъ. Затѣмъ измѣнена въ сравненіи съ будкой 
Кузнецова и съ будкой типа, принятаго Николаевской Главной Физической Обсерваторіей, 
система установки термометровъ въ томъ смыслѣ, что нами взяты обычные психрометри- 
ческіе термометры и установлены въ деревянной, какъ это и требуется англійской инструк- 
ціей, стойкѣ, причемъ термометры подняты почти къ самой крышѣ будки. Откидыванія 
крыши будки намъ удалось избѣжать, такъ какъ въ термометрическихъ стойкахъ были 
придѣланы для установки термометровъ особые, очень простые зажимы изъ тонкихъ поло- 
сокъ латуни ввидѣ раскрытыхъ ухватиковъ, прекрасно удерживающіе термометры и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлающіе установку и сниманіе ихъ весьма удобными, что оцѣнивается 
очень всѣми наблюдателями. Отъ клѣтки типа Николаевской Главной Физической Обсерва- 
1) Испытаніе будокъ этого типа еще не закончено. 
