13S 
М. РЫКЛЧЕВЪ 
Значптельнымъ усовершенствованіемъ въ нашихъ сравиеніяхъ часовъ и хроиоме- 
тровъ, при повышеныыхъ въ послѣднее время требованіяхъ, предъявляемыхъ къ нашимъ 
опредѣлеыіямъ времени, является изготовленный въ нашей мастерской хронограФЪ. Осо- 
бенность его заключается вътомъ,что. вмѣсто пружины или гири мы употребили небольшой 
электромоторъ типа, употребляемаго обычно для веитпляторовъ. Со времени установки его, 
2-го Февраля отчетнаго года, приборъ работалъ почти безъ перерыва, и небольшія исправ- 
ленія и усовершенствованія въ немъ дѣлалпсь, такъ сказать, на ходу. Благодаря этому 
прибору, точность и удобство сравненія значительно увеличились. 
Ввиду того обстоятельства, что при туманахъ, какъ и ночью, наши обычныя астроно- 
мпческія миры не видны, при введеиіи ночныхъ опредѣленій времени замѣчено было большое 
неудобство заблаговременной установки въ меридіанъ нашего теодолита Брейтгаупта, слу- 
жащего для астрономическихъ наблюденій. Для устраненія этого недостатка, мы установили 
новую добавочную миру на камеиыомъ зданіи отдѣленія сѣти, въ 128 мет. отъ астрономиче- 
скаго теодолита. За миру принять черный металлическій кружокъ въ 64 мм. діаметромъ, 
укрѣплепный на бѣлой пластинкѣ молочпаго стекла, размерами около 14 х 24 см. Сзади 
вся пластинка, въ случаѣ надобности, освѣщается электрической лампой, такъ что имѣется 
возможность пользоваться ею и для дневныхъ наблюденій склоненія въ тѣ дни, когда туманъ 
на горизонтѣ мѣшаетъ намъ видѣть болѣе далекія миры, и пользоваться ею же и для ноч- 
пыхъ паблюденій и установки прибора въ меридіанѣ во время самыхъ опредѣленій времени. 
Несмотря даже на слишкомъ короткое разстояніе между ииструментомъ и мирой, погрѣш- 
ность отдѣльнаго опредѣленія углового разстоянія миры отъ меридіана оказалась равною 
всего ± 3", т. е. значительно меньше погрѣшности отсчетовъ при наведеніяхъ на болѣе 
отдаленныя наши миры, очертанія которыхъ и удобство отсчета значительно меньше тако- 
выхъ же для новой миры. Поэтому новою мирою мы имѣемъ возможность пользоваться съ 
большою надежностью и удобствомъ для всѣхъ нашихъ астрономическихъ опредѣленій. 
Въ числѣ крупныхъ сравнительно дополненій къ производившимся до сихъ поръ въ 
Обсерваторіи наблюденіямъ слѣдуетъ отмѣтить начало въ отчетномъ году болѣе системати- 
ческихъ наблюденій по актинометру Ангстрема. Приборъ этотъ былъ у насъ выписанъ 
уже года два назадъ, но наблюденій имъ мы еще не дѣлали. Такимъ образомъ, первыми 
въ Иркутске до отчетнаго года актинометрическими наблюденіями слѣдуетъ считать отры- 
вочныя наблюденія 1896 года по актинометру Хвольсона и затѣмъ рядъ наблюденій 
С. И. Савинова по актинометру Ангстрема, произведенныхъ имъ въ 1908 году. Болѣе 
или менѣе систематически наблюденія по актинометру были начаты нашимъ новымъ со- 
трудникомъ А. Г. Санин ымъ въ 1912 году. Несмотря на продолжительное отсутствіе (въ 
теченіе 5 мѣсяцевъ) изъ Иркутска и рядъ другихъ возложенныхъ на него обязанностей, 
онъ успѣлъ сдѣлать продолжительные сравнительно ряды наблюденій въ теченіе 30 дней. 
Наибольшее число ихъ приходится на мѣсяцы наибольшей радіаціи — мартъ и апрѣль. 
