142 М. РЫКАЧЕВЪ. 
Г. 10. Зонненбурга, всѣ эти частыыя затрудиеиія были преодолѣны, и съ осени отчетиаго 
года передачу сигпаловъ времени въ Кабанскъ можно считать уже организованной вполнѣ 
удовлетворительно, хотя частичный неудачи встречаются и до сихъ поръ время отъ времени. 
При этой передачѣ выяснилось громадное неудобство ежедневнаго переноса хроно- 
метра и вычисленія его ежедневныхъ поправокъ для передачи сигяаловъ по Гринвичскому 
времени. Чтобы избѣжать ея, мы прибѣгли къ сипхронизаціи часовъ, о чемъ вопросъ у 
насъ поднимался уже давно. Для этой цѣли мы воспользовались, какъ основными, часами 
Штрассера II, замыкающими токъ у сейсмическихъ приборовъ въ подземельи черезъ 
каждую минуту. Какъ вторичные часы, колебанія маятника которыхъ синхронизованы пер- 
выми часами, были взяты простые часы работы Гаслера. Въ этихъ часахъ Гаслера мы 
сдѣлали въ нашей мастерской два пзмѣненія. Во-первыхъ, деревянный маятникъ съ очень 
ненадежной системой укрѣпленія его былъ замЬненъ РиФлеровскимъ компепсированнымъ 
маятнпкомъ никелевой стали (инваръ), а во-вторыхъ, придѣланы были къ секундному 
колесу механизма этихъ часовъ секундные контакты по способу, рекомендованному 
С. РиФлеромъ, т. е. съ выпаденіемъ контакта въ 0 секундъ. Къ маятнику часовъ были 
придѣланы, сверхъ того, особыя приспособлепія для сиихронизаціи. Далѣе предстояла только 
особая проводка отъ часовъ Штрассера II, находящихся въ подземельи, къ реле, для замы- 
канія при помощи послѣдняго особой цѣпи для синхронизаціи часовъ Гаслера, и вторая 
проводка отъ часовъ Гаслера къ одному изъ электромагнитовъ хронографа; второй электро- 
магнитъ послѣдняго замыкается нашими «нормальными» часами Штрассера и Роде JV» 309, 
помѣщенными въ магнитной комнатѣ. Вся эта сложная, сравнительно, система проводки и 
соединеній 3-хъ различных!, часовъ была выполнена нашими механиками осенью отчетнаго 
года. Результаты получились болѣе чѣмъ удовлетворительные. Несмотря на замыканіе 
тока только 1 разъ въ минуту, дешевые часы Гаслера вполнѣ синхронизируются часами 
Штрассера II, находящимися въ подземельи въ прекрасныхъ сравнительно температурныхъ 
условіяхъ. Благодаря включенію ихъ по желанію на хронограФЪ, мы имѣемъ возмож- 
ность безъ всякихъ посредствующихъ операцій, вътомъ числѣ переноски и 2 ежедневныхъ 
сравненій хронометра, сравнивать хронографически нормальные часы Штрассера и Роде 
JVs 309 съ менѣе хорошими часами Штрассера И, находящимися въ подземельи. 
Затѣмъ сигналы времени передаются въ Кабанскъ по часамъ Гаслера, синхронизо- 
ваннымъ съ часами Штрассера II; слѣдовательно, принявъ въ разсчетъ только незначи- 
тельную и притомъ постоянную поправку Гаслера, зависящую отъ разности Фазъ качаній 
маятниковъ, сигналы въ Кабанскъ передаются по часамъ Штрассера II, т. е. тѣмъ основ- 
нымъ для всѣхъ отмѣтокъ Иркутской сейсмической станціи часамъ, съ которыми одними 
только и приходится имѣть дѣло нашему сейсмологу. Если прибавить къ этому, что и по- 
правка часовъ Штрассера II дается ему въ готовомъ видѣ ежедневно, то мы достигли 
при помощи только что описаннаго усовершенствованія возможной простоты дѣйствія 
нашей службы времени при условіяхъ, наиболѣе обезпечивающихъ ея надежность. 
