ОТЧЕТЪ ПО НИКОЛАЕВСКОЙ ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ЗА 1912 Г. 
143 
Изъ числа предетоящихъ и весьма желательныхъ улучшеній на станціи слѣдуетъ ука- 
зать, что у пасъ до сихъ поръ еще тяжелые маятники кп. Голицына съ механической 
регистрацией работаютъ съ часовыми механизмами прежняго типа; длина минуты на бара- 
банѣ у насъ только 15 мм., тогда какъ на мвогихъ, даже второстепенныхъ, станціяхъ длина 
минуты вдвое болѣе. Это давнишнее пожеланіе и необходимое притомъ, къ сожалѣнію, до 
сихъ поръ не удовлетворено. Также точно мы не имѣемъ до сихъ поръ и вертикальнаго 
маятника, составляющаго такую необходимую часть оборудованія полной станціи. Можно 
надѣяться, что оба эти дефекта будуіъ, наконецъ, устранены въ ближайшемъ году По^ 
стоянной Центральной Сейсмической Коммиссіей. 
Въ отношепіи блпжайшихъ къ намъ сейсмическихъ вгороклассныхъ станцій слѣдуетъ 
указать следующее. 
На Кабаиской сейсмической стандіи лѣтомъ минувшаго года установлены нашимъ 
механикомъ И. М. Ананьевымъ, спеціально для этой цѣли командированнымъ въКабанскъ 
за счетъ Постоянной Центральной Сейсмической Коммиссіи, новые тяжелые горизонталь- 
ные маятники системы кн. Голицына съ магнитнымъ затуханіемъ. Маятники эти установ- 
лены взамѣнъ прежнихъ маятниковъ Страсбургскаго типа. Для помѣщенія новыхъ прибо- 
ровъ выстроено въ Кабанскѣ, на участкѣ, принадлежаіцемъ мѣстному училищу, особое не- 
большое каменное здаиіе за счетъ ассигнованныхъ Коммиссіею суммъ. 
Самая постройка была выполнена очень дешево и скоро заботами нашего стараго 
наблюдателя Н. А. Красильникова, который принялъ на себя и впредь исполненіе обя- 
занностей наблюдателя сейсмической станціи и относится къ нимъ съ прежней аккурат- 
ностью и рвеніемъ. Къ сожалѣнію, при установке приборовъ пришлось произвести кое- 
какія передѣлки въ столбахъ, предназначенныхъ для прикрѣпленія къ нимъ приборовъ, 
вслѣдствіе того, что первоначально сообщенные Бюро размѣры маятниковъ (по высотѣ) 
оказались несоблюденными механикомъ, почему и пришлось спѣшыо увеличивать въ высоту 
уже законченный и затвердѣвшія колонны для маятниковъ. 
Это не могло не отразиться на постоянствѣ положенія маятниковъ. 
Вторично, осенью 1912 года, Кабанская станція была посѣщена М. Я. Минчиков- 
скимъ для провѣрки постоянныхъ приборовъ, устраненія нѣкоторыхъ недоразумѣній съ 
наблюдателемъ и для провѣрки на мѣстѣ всей проводки для передачи сигналовъ времени. 
Также два раза была посѣщена въ отчетномъ году тѣми же лицами, какъ и Кабанская, 
сейсмическая станція въ Маритуѣ. Приборъ Вихерта, работающій на станціи, приходитъ 
все больше и больше въ менѣе исправный видъ, и необходимость замѣны его новымъ чув- 
ствуется все ощутительнѣе. Механикомъ И. М. Ананьевымъ часы и части прибора были 
всѣ вычищены радикально, послѣ чего онъ былъ снова пущенъ въ ходъ. Однако, уже 
осенью приборъ потребовалъ новыхъ исправленій. Къ сожалѣнію, вопросъ о переустройствѣ 
этой станщ'и, поднятый уже давно, затягивается до сихъ поръ, и въ настоящее время 
(мартъ 1913 г.) остановился на предположеніи Управленія Желѣзныхъ Дорогъ передать 
сейсмическую станцію въ Маритуѣ впредь въ завѣдываніе Иркутской Обсерваторіи. 
