DIE OSTAFEIKANISCHE PENDEL-EXPEDITION. 
37 
Ferner ist zum Zwecke der Kartographie die Höhe einer ganzen Reihe von 
Punkten, die während des Marsches berührt wurden, durch Aneroidablesungen 
mit einer sehr viel geringeren Genauigkeit, innerhalb eines Maximalfehlers von 
etwa ± 40 m ermittelt worden. 
Dazu treten als Ergänzung gelegentliche trigonometrische Höhenbestimmungen 
von Bergen, die aus Zeitmangel nicht bestiegen werden konnten. 
Die Hauptinstrumente für die Höhenmessungen waren 2 Fueßsche Siede- 
apparate älterer Konstruktion, wie sie bei W. Jordan : Handbuch der Vermessungs- 
kunde Bd. II 5. Aufl. 1897 S. 568 beschrieben und abgebildet sind. Dazu gehörten 
4 Siedethermometer, die nicht die Temperatur des Wasserdampfes, sondern auf 
einer von 2 zu 2 mm fortschreitenden Teilung direkt den Luftdruck abzulesen 
gestatteten. Durch Schätzung von Zehnteln erlaubten sie daher eine Ablese- 
genauigkeit von 0.2 mm. 
Von diesen Thermometern wurde, wie bereits erwähnt, Fueß 338 am 
19. August 1899 in Ndjilla beim Oeffnen der Büchse zerbrochen vorgefunden. 
Obwohl der Apparat an den vorhergehenden Tagen von einem zuverlässigen Sol- 
daten getragen worden war, ließ sich nicht feststellen, bei welcher Gelegenheit 
und aus welchem Grunde der Unfall sich ereignet hatte. Vermutlich ist es bei 
einem Sprung oder leichten Fall während des Abstieges vom Mämia-Berge über 
den die Rukwa südlich begrenzenden steilen und steinigen Steilabsturz geschehen. 
Einen Ersatz dafür bekamen wir sehr bald in Bismarckburg, wo uns der Sta- 
tionschef Herr Hauptmann v. Prittwitz und GafFron das Thermometer Fueß 199, 
das für ihn nutzlos war, übergab. Es gab nicht sofort den Luftdruck, sondern nur 
die Temperatur des Wasserdampfes an und gestattete, noch hundertstel Grade 
zu schätzen. 
Die Thermometer sind vor der Ausreise und nach der Rückkehr von der 
IL Abteilung der physikalisch-technischen Reichs-Anstalt untersucht worden, die 
folgende Korrektionen gefunden hat. 
Fueß 338 
Fueß 478 
Fueß 
486 
Fueß 
488 
Fueß 
199 
August 
Novbr. 
März 
Novbr. 
März 
Novbr. 
März 
Mai 
1891 
März 
1901 
1897 
1897 
1901 
1897 
1901 
1897 
1901 
bei 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
mm 
bei 
450 mm 
— 0.7 
— 0.1 
— 0.2 
85° 
-1- 0.01° 
— 0.03° 
500 „ 
— 0.5 
-f 0.3 
-1- 0.2 
-f 0.1 
0.0 
+ 0.2 
0.0 
90 
0.00 
— 0.02 
550 „ 
— 0.6 
+ 0.2 
+ 0.2 
0.0 
0.0 
f 0.1 
0.0 
95 
— O.Ol 
— 0.03 
600 „ 
— 0.4 
-t- 0.2 
+ 0.2 
0.0 
— 0.2 
0.2 
0.0 
100 
— 0.02 
— 0.04 
650 „ 
— 0.7 
+ 0.1 
-1-0.2 
— 0.1 
- 0.2 
— 0.1 
— 0.2 
700 „ 
— 0.4 
— 0.2 
— 0.2 
— 0.1 
— 0.2 
— 0.3 
— 0.4 
760 „ 
— 0.7 
— 0.3 
— 0.2 
— 0.4 
— 0.4 
— 0.4 
— 0.4 
Man sieht, daß die doppelt untersuchten Thermometer sich ausgezeichnet 
konstant erhalten haben ; selbst bei Fueß 199, das noch aus einer früheren 
